10 S. ŠUBIO, 
m mamara zo eo 
14.600 1 732. | 425m 021 | 11:9] 128mm | —04 




15:2. 1 7812 | 458. | 0238 | 12:12 | 12:76. | —004 
155 | 7288 | 46." | 7024 "| 15:00 | 1310. | —01 
16 T4B4. PABA (025 | 1297 | 1354 | —051 
165. PTara Pv47 OZdr 2 iamo 
208 | TEL | 625 083 | 17:15 | 1828 | —058 


Negledeć na težko čitanje razlike tlaka h, pri zatvorenom ma- 
nometru jest poraba hygrometra sa staklenom tikvom po stegnu- 
toj formuli (2) jako sgodna, jer se imade samo na to paziti, da 
se balun pri #, ib, napuni zrakom, koj se iztražiti imade, te nepro- 
pušno zatvori, onda se može zatvorena zračna masa raznim pro- 
mjenam temperature i tlaka izvrći, dok ne pravi trajne oborine 
pri nekom samovoljnom konačnom stanju i pri stacijonarnoj tempe- 
raturi £,, kod koje se zabilježi stanje manometrovo Ah, i barome- 
trova visina b,. Da se olakša manometrovo bilježenje, što se u nu: 
tarnjem prostoru nalazi, upotrebi se s korišću hladna voda mjesto 
talećega se leda, nakoliko to biti može, pošto se još temperatura 
ove vodene kupke po stanju vlažnosti u atmosferi tako ravna, da 
pri bilježenju ne bude trajna oborina prejaka. 
IJ. Metoda sušenjem zatvorene zračne mase. 
Neki objam V onoga uzduha, što se iztražiti imade, zatvori se 
nepropušno kod vladajuće temperature #, i pri postojećem zračnom 
tlaku b,, osuši se onda nakon samovoljnih. miena, te se napokon 
zabilježi na otvorenom manometru razlika tlaka osušena zraka /t, 
pri nekoj temperaturi £, pod tlakom vanjskoga zraka b, pri ikojem 
objamu V,. Prava napetost ž vodenih para iztraživana zraka jest 
funkcija ovih veličina te se dade proračunati. 
Da se izvede ovo opredjeljivanje vodenih para, predlažem slie- 
deća dva različita aparata. 
C. Hygrometar od boca sa sušilom. 
Ovaj u sl. 3 naslikani aparat sastoji se od dvie staklene boce 
A i B, koje se dadu nepropušno zatvoriti, te su ako je ikako mo- 
guće jednako velikoga objama, od dvie cievi stalna nutarnjega 
objama, od kojih jedna odozdol a druga odozgor boce spaja, i od 
