OPREDJELJIVANJE VLAGE U ZRAKU. 11 
otvorena jednoga manometra. Boce su tolikom živom napunjene, 
da ako je jedna puna, to se u drugoj živa još nad otvorom dolnje 
cievi nalazi. U gornju ciev, što obadvie boce spaja te služi za izpraž- 
njivanje zraka, koj se iztražiti imade, iz boce A u B, umetnuto je 
M na U nalik sušilo. Ovo sušilo napunjeno je plovučcem , što se 
je prije zasićenom sumporovom kiselinom napojio. 
Da uzmogne sušilo svu vlagu u zraku usisati, valja kod njegove 
naprave paziti na onaj postupak, što ga upotrebljiva Regnault- kod 
svoje kemičke metode za opredjeljivanje vlage absorpcijom i vaga- 
njem. Upotrebljeni plovućac treba da je po prilici tako velik kano 
ni 
l 
ji ===! 
H, iIziz= dići KH. ) 
Er =\ 
sE =S 




Slika 3. 
grašak. Čist plovućac sdrobi se dakle te očisti od prašine, onda 
se napoji ponajprije slabom sumporovom kiselinom te se u čistom 
zemljanom lončiću usija. Nakon ohlade napoji se plovućac zasiće- 
nom sumporovom kiselinom, pak se metne u sušilo stoprv onda, 
kad je kiselina iz njega izkapala. | 
Objam spajajućih cievi težio sam tim čim više konstantnim uzdr 
žati, što sam kaučukove cievi staklenimi komadi oprezno izpunio te 
Jih prevezao. Da se pako i objam boca konstantnim smatrati smije, 
treba da živa barem u konačnom stanju početnu temperaturu f, 
imade; ali ako nebi to bilo, dade se promienjen objam usljed promie- 
njene temperature žive za konačno stanje lahko nači te u račun uvesti 
