OPREDJELJIVANJE VLAGE U ZRAKU. lt 
pako čvrsto priležeća ploča. Krajne plohe šupljega valjka provrtane 
su koncentričnimi luknjami, ali izmjenično, oblina pako njegova 
pokrivena je kožom ili kudjeljom tako daleko, da može pri po- 
micanju čepa ponešto stisnuti zrak pri zatvorenom valjku laglje 
kroz izmjenične luknjice nego li uz stiene na drugu strauu čepa 
uzmicati. Napuni li se ovaj šuplji prostor _chlorcalcijem ili plovućcem 
napojenim zasićenom sumporovom kiselinom, to služi za sušilo, je 
pri svakom potisku čepa prodje zatvoreni u valjku zrak kroz ovaj 
prostor, te se pri tom očisti vodenih para. 
Ima li se čep zajedno za sušilo upotrebiti, to valja da se luknjice 
gušilova prostora zatvoriti dadu. Za to je učvršćena na kraju če- 
pova pruta ploča BB te se s ovim okreće, dočim se čepov prut u 
sušilu dade okretati ne okrećuć zajedno i sušila. Ploča BB imade 
isto tako izvrtane luknjice kano što tikom ležeća ploha od AA, te 
imade na vodilu C& mjesto okrugla otvora mali koncentrični izre- 
zak upravo tako dug, da pri okretanju ploče od jednoga kraja iz- 
rezka do drugoga u poziciji na jednom kraju luknjice pločine padnu 
sa luknjicami na plohi AA zajedno, na drugom pako kraju pokri- 
vaju jih neprobušena mjesta ploče. Pomiče li se čep pri posljednjem 
položaju, dočim su pipci HH, i H, otvoreni, to čep tišu zrak pred 
sobom van iz valjka, a za sobom usiše kroz pristavljenu ciev onaj 
zrak, što se izpitati imade. : 
Ovim aparatom moguće je uvjetu, da se usisana zračna množina 
pri konstantnom objamu osuši i iztražuje, mnogo točnije zadovo- 
ljiti nego li prijašnjim (sl. 3). Škodljivi prostor dade se ovdje, jer 
je sušilo samo čest valjkova prostora, tako malenim napraviti, da 
bude njegov objam v» prama objamu V u valjak usisanoga zraka 
pri temperaturi t, jako malen, te se dakle opustiti može. Buduć 
da je kod ovoga aparata metoda izpitivanja zračne vlažnosti 
ona ista koja i prije, to se tu prava napetost vodenih para u at- 
mosferi pri temperaturi f, po formuli (5) proračunava. 
Pri tom aparatu neće u formuli sa #, naznačena temperatura 
zatvorenoga suhoga zraka u obće biti jednaka prvobitnoj tempera- 
turi y onda, kada se manometrovo stanje bilježi, jer sušenje zraka 
biva tiskanjem, te se zrak ugrieva tarenjem. Nuždno bi dakle bilo, 
da se promienjena temperatura osušene zračne množine posebnim 
termometrom motri. Nutarnja ova temperatura f, imade se dakle 
uviek zabilježiti, ako se bilježenjem manometrova stanja /, ne 
može tako dugo čekati, dok čitav valjak sa zatvorenim zrakom za- 
jedno ne zadobije zračne temperature. 
RŠUANARSXI. 2 
