200 WiLnELM WEBER, 
messungen nach elektrolytischem, also absolutem Maasse angäben. 
Es wäre dazu nur nöthig, die Boussolen, mit denen man arbeitet, auf 
elektrolytische Actionen zu beziehen, um durch Publicierung der an- 
gestellten Versuche Auskunft über den Grad der Genauigkeit zu geben, 
den das gewählte Instrument oder die gewählte Methode gewährt. 
Indessen behalte ich, dieses näher zu erörtern, einer andern Gelegen- 
heit vor. Nicht minder wichtig, als die Absolutheit der Strommessungen, 
ist es, wenn die Physiker das Maass der Leitungswiderstände, die sie 
messen, durch eine gemeinschaftliche Einheit ausdrücken. Hier aber 
kann keine absolute Bestimmung stattfinden, weil es scheint, dass bei 
den Widerständen auch der chemisch reinsten Metalle Unterschiede 
stattfinden, welche durch eine Verschiedenheit der Dimensionen allein 
nicht erklärt werden können. Gesetzt also, Sie hätten Ihre Widerstands- 
messer und Multiplicatoren auf Kupferdraht von 4 Meter Länge und 
4 Millimeter Dicke bezogen, so hätten wir immer noch nicht die Ueber- 
zeugung, ob Ihr Kupferdraht und der unsrige einen gleichen Widerstands- 
coefficienten besitzen. Alle diese Schwierigkeiten nun werden gehoben, 
wenn man einen beliebig gewählten Kupfer- oder andern Draht bei den 
Physikern umherwandern lässt und diese bittet, ihre Widerstandsmess- 
instrumente darauf zu beziehen und ihre Messungen künftig nur nach 
diesem Maasse anzugeben. Herr Professor Magnus wird Ihnen also ein 
kleines schwarzes, mit zwei Schrauben versehenes Kistchen überreichen, 
in welchem ein auf einem Brete aufgewundener Kupferdraht durch einen - 
aus Wachs und Harz bestehenden Mastix eingekittet und vor Nässe und 
Feuchtigkeit geschützt ist. Diesen Widerstands-Etalon bitte ich mit 
Ihren Widerstandsmessern zu vergleichen, zu einem solchen Vergleiche 
aber auch Herrn Professor Weber und andere Physiker, die sich mit 
galvanometrischen Messungen beschäftigen, aufzufordern. ........ 
Der Kupferdraht, der in diesem Kästchen befindlich ist, ist zwischen den 
Schrauben genau 25’ russisch-englisch lang, wiegt 22°°,5495 und seine 
Dicke beträgt nach den mit einem guten Münchener, mit Mikrometer 
versehenen Mikroskope gemachten Messungen an einem Ende 0’0265 
englisch und am andern 00260, im Mittel also 0"02625 englisch. Diese 
Messungen selbst sind das Mittel aus 3 sehr nahe übereinstimmenden 
Beobachtungen. Bemerken will ich noch, dass die gewogene Drahtlänge 
251 betrug (also 254’ — 22*,5495), und dass 3" auf jeder Seite an den 
Schrauben angelöthet sind. In französischem Maasse ausgedrückt, würde 
