202 WıLHELM WEBER, 
folgenden zwei Gründen. Erstens gewährt bei feinen Messungen die 
Anwendung metallischer Leiter, z. B. die Anwendung von lauter Kupfer- 
drähten, ohne dass ein feuchter Leiter, wie Wasser, Säure oder eine 
Salzlösung, in die Kette emgeschaltet zu werden braucht, eine weit 
grössere Sicherheit. Es ist bekannt, dass die Polarisationserscheinungen 
an den in einen feuchten Leiter eingetauchten metallischen Oberflächen 
die Messungen stören. Solche Störungen vermeidet man durch An- 
wendung geschlossener Drahtketten, in denen man Ströme induciert, 
indem man sie gegen beharrliche Magnete bewegt. Jede Wiederholung 
einer solchen Bewegung bringt einen Strom von dem nämlichen In- 
tegralwerthe hervor, so kurz auch die Dauer desselben sei. Zweitens 
würde bei Anwendung fortdauernder Ströme, wie sie mit constanten 
Säulen erhalten werden, die Temperatur der Leiter, deren Widerstands- 
verhältniss bestimmt werden soll, steigen und dieses Steigen in den 
verschiedenen Leitern verschieden sein. Mit der Temperatur wächst 
aber der Widerstand der Leiter und diese Veränderlichkeit des Wider- 
standes würde die Bestimmung des Widerstandsverhältnisses unsicher 
machen, was durch die Anwendung momentaner Ströme, welche von 
so kurzer Dauer sind, dass gar keine merkliche Temperaturänderung 
eintreten kann, vermieden wird. | 
Die zweckmässige Einrichtung und der Gebrauch magnetischer 
Inductoren zu Messungen im Allgemeinen ist bei einer andern Ge- 
jegenheit schon erörtert worden. Siehe darüber «Resultate aus 
den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 
1838.» S. 86. Die besondere Einrichtung, welche dem bei den fol- 
genden Versuchen gebrauchten Inductor gegeben worden war, findet , 
man am Ende dieser Abliandlung in Beilage A genauer beschrieben und 
daselbst in Fig. 1 abgebildet. 
3. 
Das Galvanometer. 
Zur Messung der Intensität eines fortdauernden Stromes kann 
man sich sowohl der sogenannten Sinusboussole als auch der Tangenten- 
boussole bedienen; um aber die Intensität eines inducierten momen- 
tanen Stromes, d. h. die Stärke eines sogenannten Inductionsstosses, 
zu messen, kann man sich nur der Tangentenboussole bedienen, weil 
der Gebrauch der Sinusboussole ein Beharren der Nadel in ihrer ab- 
