ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN 203 
gelenkten Lage voraussetzt, was bei einem Inductionsstosse nicht der 
Fall ist; denn die Nadel wird durch einen Inductionsstoss, welchen sie 
in ihrer Ruhelage erhält, bloss in Schwingung gesetzt und erhält da- 
durch keine bleibende Ablenkung. Am genauesten und bequemsten 
lassen sich die Elongationen der durch Inductionsstösse erregten Nadel- 
schwingungen an einem mit Multiplicator versehenen Magnetometer 
beobachten, wozu Gauss die Anleitung in den «Resultaten aus den 
Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837» 
gegeben hat. Nur ist zu beachten, dass zu den vorliegenden Messungen 
ein grosser Multiplicator mit grossem Leitungswiderstande, 
womit gewöhnlich die grösseren Magnetometer versehen sind, von 
Nachtheil sein würde. Zu den folgenden Versuchen wurde daher ein 
Magnetometer von sehr kleinen Dimensionen, dessen Nadel nur 100 Milli- 
meter lang war, gebraucht, welches mit einem kleinen Multiplicator von 
mässigem Widerstande versehen war. 
Die Ausführung der Beobachtungen, zumal wenn sie oft und schnell 
hinter einander wiederholt werden sollen, wird sehr erleichtert, wenn 
das Magnetometer ausser mit dem Multiplicator auch mit einem starken 
Dämpfer versehen wird, welcher‘die in Schwingung versetzte Nadel 
nach einer kleinen Zahl von Schwingungen zur Ruhe zurückführt. 
Da die Wirksamkeit dieses Dämpfers hauptsächlich auf der magnetischen 
Kraft der schwingenden Nadel beruht, so muss man dazu das Magneto- 
meter mit einer sehr stark magnetisierten Nadel versehen. Zugleich 
ist es aber nöthig, dass die Schwingungsdauer der Nadel nicht unter 
40 bis 12 Secunden betrage, wenn die Beobachtungen mit Genauig- 
keit ausgeführt werden sollen. Diesen Zweck kann man auch bei 
einer starken Magnetisierung der Nadel dadurch erreichen, dass man 
der Nadel eine verhältnissmässig zu ihrer geringen Länge grosse 
Dicke giebt, z. B. von 15 Millimeter bei 100 Millimeter Länge. Die 
genauere Beschreibung des hier gebrauchten Galvanometers findet man 
am Ende der Abhandlung in Beilage B, wo auch in Fig. 2. 3. %. eine 
Abbildung gegeben ist. 
k. 
Combinationen der vier Leiter. 
Die vier Leiter sind der Inductordraht, der Multiplicator- 
draht, der Draht des Original-Widerstandsmaasses und der 
