ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN. 209 
122,80 | 232,19 | 236,13 
123,27 | 232,25 | 235,93 

Mittel| 424,00 | 122,89 | 231,94 | 235,86 

7 
Berechnung der Beobachtungen. 
Durch die eben beschriebenen Beobachtungen sind die % mit 
A, B, G, D bezeichneten Werthe genau bestimmt worden, und es fragt 
sich nun ferner, wie aus diesen 4 Werthen das gesuchte Widerstands- 
verhältniss des Original-Widerstandsmaasses a zu der Copie b abgeleitet 
werden könne? Der Einfachheit wegen werde ‘zunächst angenommen, 
. dass der von der Kette selbst herrührende Theil der Dämpfung gegen 
den von der Kette unabhängigen Theil so klein sei, dass er vernachläs- 
sigt werden, folglich die Dämpfung für alle Beobachtungen 
A, B,G, D gleich angenommen werden dürfe. Für diesen Fall über- 
zeugt man sich leicht, dass die reducierte Elongationsbeobachtung der 
Geschwindigkeit proportional ist, welche der Nadel des Galvano- 
meters in dem Augenblicke, wo sie den Ruhestand passiert, durch den 
von einem Inductionsstosse herrührenden Strom im Multiplicator des 
Galvanometers ertheilt wird, und dass jene Geschwindigkeit selbst 
dem Integralwerthe dieses Stroms proportional ist. Hiernach 
können die beobachteten Elongationen als Maasse dieser Ströme be- 
nutzt werden. 
Der durch den Multiplicator des Galvanometers gehende und 
gemessene Strom war aber bei obigen Versuchen nicht der ganze 
Strom, welcher durch einen Inductionsstoss im Inductor hervor- 
gebracht wurde, sondern nur ein Bruchtheil desselben, welcher nach 
dem Gesetze der Stromtheilung ausgedrückt wird durch das 
Verhältniss des Widerstandes des eingeschalteten Drahtes zur Summe 
der Widerstände des eingeschalteten Drahtes und des Multiplicator- 
drahtes. Bezeichnet m den Widerstand des Multiplicatordrahtes, 
a den Widerstand des Grundmaasses und b den Widerstand der 
Copie, so ist der Widerstand der eingeschalteten Drähte 
