ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN. 215 
1. 
ZURÜCKFÜHRUNG DER WIDERSTANDSMESSUNGEN AUF 
ABSOLUTES MAASS. 
8. 
Nachdem im ersten Abschnitte gezeigt worden ist, wie der Wider- 
stand eines Leiters mit der erforderlichen Schärfe nach einem gegebe- 
nen Grundmaasse bestimmt werden kann, soll nun im zweiten Ab- 
schnitte die Zurückführung dieser Messungen auf absolutes Maass 
gegeben werden. 
Man könnte glauben, dass sich eine solche Zurückführung auf die 
einfachste Weise dadurch bewerkstelligen lasse, dass man auf die 
räumlichen Dimensionen (Länge und Querschnitt) der Leiter zurück- 
gehe und sich dabei an dasjenige Metall halte, was zu den Leitern am 
geeignetsten ist und am häufigsten dazu gebraucht wird, an das Kupfer. 
In der That würde man auf diese Weise zu Widerstandsbestimmungen 
der Leiter gelangen, welche dem Namen nach als absolute be- 
zeichnet werden könnten, die aber in der That dem wahren Zwecke, 
die Zahl der willkührlich anzunehmenden Grundmaasse zu vermindern, 
nicht entsprechen würden. Es würde dadurch nur an die Stelle eines 
Grundmaasses für absoluten Widerstand ein Grundmaass für speci- 
fischen Widerstand (nämlich der des Kupfers) gesetzt werden. Für 
den angeführten Zweck ist es aber gleichgültig, ob man ein Maass des 
absoluten Widerstandes zum Grunde legt und das Maass des specifischen 
Widerstandes daraus ableitet, oder ob man umgekehrt ein Maass des 
specifischen Widerstands zum Grunde legt und daraus das Maass des 
absoluten Widerstandes ableitet. Absolute Widerstandsmessungen sind 
daher nur dann von wesentlicher Bedeutung, wenn sie so ausgeführt 
werden, dass gar keine neuen, sondern nur vorhandene, zu anderen 
Zwecken schon gebrauchte und unentbehrliche Maasse, wie z. B. die 
des Raumes und der Zeit, zum Grunde liegen. 
12,5 
