228 WILHELM WEBER, 
Umwindungen. Die 28“ oder oberste Lage war nicht voll und hatte 
bloss 44 Umwindungen, was zusammen 
1854 Umwindungen f 
gab. An der letzten Umwindung fehlten 155 Millimeter. Die Länge der 
beiden überstehenden Enden betrug zusammen 
1340 Millimeter. 
Dieser Multiplicator wurde so aufgestellt, dass seine Ebene mit dem 
magnelischen Meridian zusammenfiel. 
3) Das kleine Magnetometer. 
Die Nadel des kleinen Magnetometers war ein gehärteter und 
magnetisirter Stahleylinder, 60 Millimeter lang und 6,2 Millimeter dick, 
in ihrer Mitte mit einem messingenen Bügel versehen, an dem sie auf- 
gehangen wurde, und der einen runden Planspiegel von 30 Millimeter 
Durchmesser trug, dessen Normale mit der magnetischen Axe einen 
rechten Winkel bildete. Bei der angegebenen Länge der Nadel, welche 
noch nicht den 10" Theil des Durchmessers des Multiplicators betrug, 
kommt der Einfluss der eigenthümlichen Vertheilung des Magnetismus 
nicht mehr in Betracht und braucht daher nicht in Rechnung gezogen 
zu werden. Die Nadel war an beiden Enden durch zwei, 34 Milli- 
meter lange Messingstifte verlängert, welche zwei Messingkugeln von 
44,7 Millimeter Durchmesser trugen. Diese Gewichte dienten zur Ver- 
grösserung des Trägheitsmomentes der Nadel, wodurch die Schwin- 
gungsdauer eine für die Beobachtung bequeme Grösse erhielt. Diese 
Nadel wurde an vier zu einem Faden vereinigten Coconfäden aufge- 
hangen, welche an der inneren Wand des Multiplicators so befestigt 
wurden, dass die Mitte der Nadel im Mittelpunkte des Multiplicators zu 
liegen kam. Der von dem Multiplicator umschlossene Raum, in dessen 
Mitte die Magnetnadel schwebte, wurde endlich durch zwei von bei- 
den Seiten angebrachte Holzdeckel in ein geschlossenes Gehäuse ver- 
wandelt. In dem einen dieser Deckel war eine kleine Oeffnung vor 
dem Spiegel der Nadel, welche mit einem planparallelen Glase ver- 
schlossen wurde. In der Verticalebene der Spiegelnormale wurde in 
etwa % Meter Entfernung das Ablesungsfernrohr des Magnetometers 
aufgestellt und senkrecht gegen die Spiegelnormale eine Scale darauf 
befestigt, deren Horizontalabstand vom Spiegel 
4087,5 Millimeter 
