ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN. 257 
brauch des Voltameters nicht praktisch ist, kann dessen Stelle durch 
eine Tangenten-Boussole ersetzt werden, die in den «Resul- 
taten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins 
im Jahre 1840» S. 85 f. beschrieben und deren Gebrauch zu Intensi- 
tätsmessungen daselbst durch Beispiele erläutert worden ist. Es sind 
dort auch die Angaben der Tangenten-Boussole auf Angaben des Volta- 
meters zurückgeführt und beide unter einander vergleichbar gemacht 
worden. Jede Einheit der nach dieser Vorschrift mit der Tangenten- 
Boussole gemessenen Stromintensität zersetzt im 1 Secunde 0,009376 
oder in 4 Min. 463 Sec. 4 Milligramm Wasser im Voltameter (etwa 
1 Gran in 4 Stunde). Zum Gebrauche der Tangenten-Boussole ist keine 
Uhr nöthig und die Einschaltung oder Ausschliessung des Instruments 
aus der Kette hat auf die Stromintensität keinen merklichen Einfluss. 
Ein drittes praktisches Hülfsmittel zur Bestimmung der Strom- 
intensität bietet endlich die Widerstandsmessung dar. Die 
Stromintensität hängt von zweierlei ab, von der elektromoto- 
rischen Kraft und von dem Widerstande der Kette, wovon bei 
technischem Gebrauche in der Regel nur die Veränderlichkeit des letz- 
‚eren in Betracht kommt. Denn in der Regel wird bei technischen An- 
stalten immer die nämliche Gattung von Bechern gebraucht, deren 
elektromotorische Kraft mit einer für praktische Zwecke genügenden 
Schärfe ein für alle Mal bestimmt sein kann. Der von diesen Bechern 
ausgehende Strom wird dagegen bald durch mehr, bald durch weniger 
Gefässe und durch verschiedene Flüssigkeiten geleitet, wodurch der 
Widerstand sich sehr ändert. 
Setzt man die Kenntniss der elektromotorischen Kraft E voraus, 
und kommt es also nur noch auf die Messung des Widerstands an, so 
kann jedes beliebige Galvanometer zur Bestimmung der Strom- 
intensität gebraucht werden, wenn man sich dabei eines nach absolu- 
tem Maasse bekannten Widerstandsetalons w bedient. Denn be- 
zeichnet a die Angabe des Galvanometers, wenn dieser Etalon von der 
Kette ausgeschlossen ist, und b, wenn derselbe eingeschaltet wird, so 
ist dadurch der Widerstand der Kette nach absolutem Maasse W be- 
stimmt, nämlich: wa Air: 
und die Stromintensität ergiebt sich dann einfach » 
. E a—b m E 
Ww 7 wm 
