340 WırueLm WEBER, 
isoliert von einander, in dem buchsbaumenen Querstäbchen qp einge- 
setzt. Bei dieser Anordnung des Multiplicators ersieht man leicht, dass 
sich die drei Abtheilungen, aus denen der Multiplicator besteht, auf ver- 
schiedene Weise, je nachdem die Knöpfchen durch Drähte verbunden 
werden, combinieren lassen. — Ueber dem Dämpfer eeee, und an ihm 
mit Schrauben befestigt, befindet sich ein Rähmchen kkkk, welches, 
indem die eine seiner offenen Seiten durch eine schwache Metallplatte, 
die andere durch ein Planglas mit parallelen Oberflächen verschlossen 
ist, einen viereckigen geschlossenen Raum darstellt. Darüber ist noch 
ein Rohr rr angebracht, welches durch ein stellbares graduiertes Aus- 
zugsrohr r'r' verlängert oder verkürzt werden kann. Dieses Auszugs- 
rohr r'r' schliesst mit einem Torsionskreise f, dessen Construction un- 
mittelbar ans den Figuren erhellt. Dieser Torsionskreis hat eine kleine 
Oese, in welcher der Coconfaden befestigt ist, der im Innern des ver- 
einigten Rohres herabhängt und an einem Häkchen 0 eine viereckige 
leichte Metallplatte trägt, an der ein Planspiegel s mit drei Schräubchen 
befestigt ist. Diese viereckige Platte geht nach unten weiter und zwar 
durch zwei an dem Dämpfer eeee seitlich angebrachte Ausschnitte (Fig. 4 
durch xx angedeutet), als zwei schwache Stäbchen, deren Enden als 
die Haken gg in den Figuren erscheinen. In diese Haken 'wird die 
Magnetnadel nn eingelegt, zu welchem Ende sie in der Mitte von einer 
schmalen Hülse umgeben und mit einem an dieser Hülse befestigten 
Querbälkchen versehen ist, dessen Enden walzenförmig auslaufen und 
in jenen Häkchen gg eingelegt werden. Die Lage der Nadel hinsicht- 
lich ihrer Höhe wird durch das Auszugsrohr r’r reguliert; durch Dre- 
hung des Torsionskreises { kann die Torsion des Fadens auf Null ge- 
bracht werden; mittelst der Kugelbewegung aber, welche die Kugel- 
fläche bb mit der Platte aa zulässt, kann das ganze System des Instru- 
ments stets verlical eingestellt werden, welche Einstellung am leich- 
testen geschieht, wenn man das Auszugsrohr in der Nähe des Torsions- 
kreises ‘anfasst und bei sehr sanfter Anziehung der Schraube d die 
Einstellung vornimmt, die man dann bei erhaltener richtiger Lage des 
Instruments durch Anziehung der Schraube d feststellt. Die nach beiden 
Seiten noch offenen Durchsichten des Dämpfers eeee sind durch Ein- 
setzen verglaster Holzrähmchen zu schliessen, deren Durchschnitt in 
an anschaulich gemacht ist. Der Preis des Instruments mit der Ein- 
richtung zu absoluten Messungen ist 80 Thlr., ohne dieselbe 60 Thlr.» 
2 
