392 F. Reıcn, 
2. Neue Aufstellung der Drehwaage. 
Meine Versuche über die mittlere Dichtigkeit der Erde waren in 
einem wohlverschlossenen Kellerraume angestellt; die Holztheile des 
Apparates fingen nach Beendigung der beschriebenen Versuche an, 'in 
Fäulniss überzugehen; ich stellte daher, um ihn aufzubewahren, den 
zum Theil neu hergestellten Apparat im zweiten Stockwerke auf, ohne 
zu hoffen, dort weitere Versuche anstellen zu können, indem ähnliche 
Vorsichtsmaassregeln, wie sie Baily gegen Temperaturveränderungen 
und Luftströmungen getroffen hatte,. anzubringen, mir nicht gestattet 
war. Der Erfolg hat jedoch gezeigt, dass der Apparat auch ohne diese 
ängstliche Vorsorge zu Vermeidung des Einflusses äusserer Temperatur- 
veränderungen recht gute Resultate zu geben im Stande ist. 
Die Drehwaage wurde an einem sehr starken, nahe an der Decke 
des Zimmers mittelst zweier durchgehenden dicken eisernen Bolzen und 
einer eisernen Stossplatte an einer massiven Mauer befestigten eisernen 
Arm durch ihren Draht aufgehängt. Der Draht war ein versilberter 
Kupferdraht von 0,5"" Durchmesser, und 2270"" Länge. Mit ihr ausser 
aller Verbindung stand das sie umgebende Gehäuse aus Fichtenholz ; 
nur oben am Aufhängepunkte ist derZwischenraum zwischen der durch 
eine unendliche Schraube drehbaren Axe und dem Gehäuse zu Abwen- 
dung des Luftzuges mit einem mit Baumwolle gefütterten Beutel ausge- 
füllt. Die Isolirung der so leicht beweglichen Drehwaage von dem sie 
umschliessenden Gehäuse ist vollkommen genug, um absichtlich auf 
letzteres ausgeübte Erschütterungen durchaus ohne Einfluss auf den 
Arm zu lassen. Nur bei heftigem Winde wird die den eisernen Arm 
tragende Mauer so erschüttert, dass man eine geringe Erzitterung des 
Apparates bemerken kann. 
Bei meiner ganzen Aufstellung war ich schon früher bemüht ge- 
wesen, dem Apparate eine solche Einrichtung zu geben, dass vorzugs- 
weise nur die Anziehung der Masse auf eine Kugel einwirkte, alle übrigen 
Theile aber möglichst wenigen Einfluss ausübten, um die immer mehr oder 
weniger unsicheren Correctionen thunlichst klein, und daher die dadurch 
etwa entstehenden Fehler unschädlich zu machen. Eine solche Cor- 
rection liess sich noch beseitigen, nemlich die Anziehung des die Masse 
tragenden Drahtes auf die Kugel, so dass zugleich der Apparat dadurch 
compendieuser und leichter zu handhaben wurde. 
