NEUE VERSUCHE MIT DER DREHWAAGE. 393 
Diese jetzt von mir gewählte Einrichtung ist in den Fig. 1 und 2 
(s. umstehend) dargestellt. Fig. 4 ist ein Vertikaldurchschnitt normal 
auf die Länge des Armes durch die Mittelpunkte der Kugel und der 
Masse, Fig. 2 ein Horizontaldurchschnitt nach der Linie MN in Fig. 1. — 
Man hat in a Fig. 1 die Stirmansicht des Armes, auf dessen Stift der Bü- 
gel ruht, der durch einen feinen Draht die Kugel, b, trägt. In dem um- 
gebenden Gehäuse CD sind die Schrauben, cc, angebracht, welche die 
Schwingungen des Armes begrenzen. Der untere Theil, D, dieses Ge- 
häuses ist eylindrisch, und wird von einer Drehscheibe umgeben, deren 
oberer Theil ‘durch die Schrauben 9999 horizontal eingestellt werden 
kann, die auf den Walzen ff läuft, und durch die verstellbaren Walzen 
hhhh in ihrer Lage gehalten wird. Durch den Griff q kann die Dreh- 
scheibe um 180° gedreht werden, was durch die Anschlagschrauben pp 
mit Hülfe der Marken rrr genau zu reguliren ist. Der obere Theil der 
Drehscheibe hat vier auf ihre Quadranten vertheilte, kreisförmige Aus- 
schnitte, kkkk, in einem davon liegt die Masse A. Dreht man die Dreh- 
scheibe um 180°, so bringt man die Masse aus der positiven (westlichen) 
in die negative (östliche) Lage, oder umgekehrt, ohne dadurch irgend 
einen andern anziehenden Theil hinzuzufügen oder wegzunehmen ; man 
hat es daher nur mit der Anziehung der Masse auf die Kugel, und, was 
sehr wenig beträgt, auf die zweite Kugel, den dünnen die Kugel tragen- 
den Draht, und den sehr entfernten Arm zu thun. 
Immer habe ich nur Eine Masse einwirken lassen, weil ich es für 
hinreichend erachtete; obwohl, wenn neben der zweiten Kugel eine 
ähnliche Vorrichtung mit einer zweiten Masse angebracht worden wäre, 
man eine doppelt grössere Wirkung erhalten haben würde. 
Eine wichtige Verbesserung scheint mir der von Baily auf den 
Rath von Forbes (Baily S. 41) angewendete metallische Ueberzug des 
Gehäuses, weshalb ich das letztere mwendig und auswendig mit Zinn- 
_folie belegte. Baily sagt, dass er dadurch vorzüglich die grössten, vor- 
her beobachteten Anomalien beseitigt habe, und ich bin überzeugt , ob- 
wohl ich directe Versuche darüber nicht anstellte, dass ich ohne diese 
Einrichtung keine befriedigenden Resultate erlangt haben würde. Dass 
das früher der Fall war, liegt in dem damals angewendeten abgeschlos- 
senen feuchten Kellerraume von sehr constanter Temperatur. Auf welche 
Weise dieser metallische Ueberzug des Gehäuses die anomalen Bewe- 
sungen des Armes bald nach der einen, bald nach der andern Seite, 
