396 F. Reıcn, 
elektrische Wirkungen spricht. Sei dem übrigens, wie ihm wolle, so 
scheint es immer vortheilhaft, sehr bewegliche Apparate in metallische 
Gehäuse einzuschliessen, wie auch Hr. Kohlrausch mit dem von ihm 
verbesserten Dellmannschen Elektrometer gethan hat (Pogg. 72. S. 353), 
allerdings, wie er sagt, um Luftströmungen zu verhindern. 
Die übrigen Veränderungen, die der Apparat gegen früher erhielt, 
welche die Aufstellung der Skala und des Fernrohrs, und die Beleuch- 
tung der ersteren theils durch Tages- theils durch Lampenlicht betref- 
fen, beziehen sich ganz auf das Lokal und haben kein allgemeines In- 
teresse. Die Oeffnung im Gehäuse, durch welche der Spiegel gesehen 
wird, ist mit einer Spiegelscheibe verschlossen. Als Mire musste aus 
Mangel an Raum ein neben dem Gehäuse befestigter Spiegel benutzt 
werden; ist auch die Unveränderlichkeit seiner Stellung nicht vollkom- 
men sicher, so hat das doch auf die Beobachtungen keinen Einfluss. 
Die oben angegebene Art der Aufstellung der Masse bedingte noth- 
wendig eine andere Beobachtungsart, als ich früher befolgt hatte. Da- 
mals wurde eine der Massen abwechselnd ganz ausser Wirksamkeit 
gesetzt und einer der Kugeln auf der positiven oder negativen Seite ge- 
nähert. Man erhielt dadurch immer die Ablenkung des Armes durch die 
einseitige Anziehung Einer Masse auf Eine Kugel. Bei der jetzigen Ein- 
richtung kann man die Masse von der Kugel nicht entfernen, sondern 
nur in verschiedene Lagen gegen dieselbe bringen, und es musste daher 
immer wie bei Gavendish und Baily die doppelte Ablenkung beobachtet 
werden, indem die Masse aus der positiven Lage in die negative oder 
umgekehrt gebracht wurde. — Dabei braucht man, da die Kugel sich 
immer sehr angenähert in der Mitte zwischen beiden Lagen der Masse 
befindet, auf die durch eine veränderte Ruhelage des Armes veränderte 
Entfernung zwischen Masse und Kugel nicht Rücksicht zu nehmen, und 
man kann, wie Baily gethan hat, die unmittelbar beobachteten Schwin- 
gungszeiten in Rechnung bringen, ohne die S. 37 von mir angegebene 
Correction anzuwenden. Wirklich wird zwar die Schwingungszeit durch 
die Nähe der Masse vergrössert, allein dafür setzt man auch in die For- 
mel für die Entfernung der Masse von der Kugel die halbe Entfernung 
des Mittelpunktes der Masse in beiden Lagen, anstatt davon die Grösse 
abzuziehen, um wieviel die Kugel durch die Anziehung der Masse ge- 
nähert wird; beides aber hebt sich genau auf. In der Formel haben wir 
nemlich die Grösse ne bedeutet hier N die Schwingungszeit des Armes 
Y, 
