412 F. Reıch, 
Diese Versuche bestätigen die Erwartung, dass der dünnere, kür- 
zere Draht regelmässiger sich verhalten würde, nicht, indem in der 
zweiten Versuchsreihe noch grössere Abweichungen vom Mittel vor- 
kommen, als in der ersten. 
Es wurde deshalb eine bifilare Aufhängung eingerichtet; unten 
in der Klemme, mit welcher bisher der Spiegel und Arm am Draht be- 
festigt war, wurde ein Rädchen mit concaver Peripherie von 4,2” 
Durchmesser befestigt, um welches ein feiner Eisendraht gelegt war, 
dessen beiden Enden oben zwischen der Klemme fest- und durch ein 
zwischengelegtes Plättchen um 5”" auseinandergehalten wurden. Dabei 
wählte ich wieder den ersten an der Mauer befestigten Arm zum Auf- 
hängen, so dass der Draht wieder 22'70"" lang war. — 18149 Decem- 
ber 23 wurde diese Einrichtung getroffen, und schon von December 
2% bis 26 änderte sich die Ruhelage des Armes nur um 0,9 und 0,3 
Skalentheile in 24 Stunden. Es ergiebt sich hieraus, wie weit schneller 
eine bifilar aufgehängte Drehwaage einen constanten Stand annimmt, 
was ein bedeutender Vorzug dieser Aufhängung ist. — Auch in der 
Folge hat sich bei den verschiedensten Temperaturen die Ruhelage des 
Armes nur wenig geändert. 
Die Tabellen 5 und 6 enthalten die nun gemachten Beobachtungen 
und die daraus berechneten Resultate. 
An dem nördlichen Ende des Armes hieng fortwährend die Wis- 
muthkugel, und es ist 
log. a — 0,4627475 — A. 








Tabelle 5. 
Originalbeobachtungen mit der Zinnkugel und dem bifilaren 
Eisendraht. 
Lage = Erstes| Zweites 
No. |Datum.| der | 2 Zeit bei Bemerkungen. 
Masse.| & Mittel. 
65,5 66,5 67,5 Anfängliche Schwingungen 
= ar 2 SE 65,50 67.300 X 38 37,6|X 38 42,0|X 38 46,4| durch Veränderung der 
96 4 69,40 67 850 45 24,8 45 49,6 45 A4,4| Lage der Masse, 
89. 1,66,60|° 51 34,4 51 40,01 31 45,6 
» 
50,5 51,5 52,5 
2 “ a 58,90),, gsg|X 3823,2|X 5819,6|X 58 16,0 
13900057 ’g501 X 4 48,4|XT 4 52,41XI 4 56,8 
108,005 11 38,4 41 54,0 11 29,6 
