90 WILHELM WEBER, ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTINMUNGEN 
bedarf es einer besonderen Einrichtung, um reine Wirkungen einer 
solchen elektrodiamagnetischen Kraft darzustellen und den Einfluss des 
galvanischen Stroms dabei ganz zu beseitigen. Ich will hier nun zuerst 
die Einrichtung beschreiben, mit der ich die reine Wirkung eines 
Elektrodiamagnets dargestellt und die Grösse seiner Kraft mit der 
eines Elektromagnets verglichen habe;. sodann werde ich die Re- 
sultate der damit gemachten Versuche folgen lassen. | 
2. 
Elektrodiamagnetischer Messapparat. 
Es sollte die Wirkung beobachtet werden, welche em Elektro- 
diamagnet auf eine in einiger Entfernung davon aufgestellte Magnet- 
nadel ausübt. Es ist schon oben bemerkt worden, wie klein die Wir- 
kung sei, welche man von der von einem diamagnetischen Körper auf 
eine gewöhnliche Magnetnadel ausgeübten Kraft zu erwarten habe, zumal 
wenn diese Nadel vom Diamagnete einige Zoll entfernt ist. Je kleiner 
die zu erwartende Wirkung war, desto feinere Methoden der Beobach- 
tung mussten gebraucht werden. Es wurde daher ein kleines Magneto- 
meter angewendet, dessen Nadel 100 Millimeter lang und mit Spiegel 
versehen war, um nach der Gauss’schen Methode mit Fernrohr und 
Skala beobachtet zu werden. Es liessen sich damit Ablenkungen der 
Nadel von einzelnen Bogenminuten genau messen. Die Empfindlichkeit 
einer solchen Nadel hängt, wie bekannt, von der Grösse der horizonta- 
len Richtkraft ab, die der Erdmagnetismus auf sie ausübt. Die Schwin- 
gungsdauer der Nadel betrug bei ungeschwächter Richtkraft des Erd- 
miagnetismus 7,687 Secunden; nun wurde aber diese Richtkraft, um die 
Empfindlichkeit zu steigern, so vermindert, dass die Schwingungsdauer 
auf 18,45 Secunden wuchs, was auf sehr einfache Weise durch einen 
starken Magnetstab Fig.2 SN bewirkt wurde, welcher, mit verkehrten 
Polen, in der Richtung der Nadel NS in angemessener Entfernung fest 
aufgestellt wurde. Durch eine kleine Verrückung dieses Magnetstabes 
konnte die Empfindlichkeit der Nadel ganz beliebig regulirt werden; 
doch wird durch zu grosse Empfindlichkeit die Präcision der Beobach- 
tung leicht gefährdet. Ausserdem ergab sich, dass der oben angege- 
bene Grad der Empfindlichkeit genügte. Uebrigens war die Nadel mit 
einem kupfernen Dämpfer versehen, welcher eine Abnahme der Schwin- 
