512 WILHELM WEBER, ELEKTRODYNAMISCHE MAASSBESTIMMUNGEN 
nicht vollständig stattfindet, so muss man den dadurch hervorgebrach- 
ten, wenn auch geringen, Einfluss unschädlich machen, indem man ihn 
in Rechnung bringt, was leicht geschehen kann, wenn man den Beob- 
achtungen,, bei welchen der Wismuthstab hin und her geschoben wird, 
ganz gleiche Beobachtungen unmittelbar vorausschickt und nachfolgen 
lässt, wobei der rotirende Gommulator ohne den Wismuthstab bewegt 
wird. Uebrigens kann man die ersteren Beobachtungen selbst leicht 
auch so anordnen, dass die kleinen Wirkungen des thermomagnetischen 
Stroms abwechselnd die Wirkungen der diamagnetischen Induction ver- 
stärken und schwächen, wodurch ein von dem Einflusse des thermo- 
magnetischen Stroms unabhängiger Mittelwerth erhalten wird. Dies 
geschieht dadurch, dass man von Zeit zu Zeit durch Umkehrung des 
Stroms der galvanischen Säule den Diamagnetismus des Wismuthstabs 
umkehrt. | 
Zum Galvanometer Fig. 6 D gebrauchte ich, wie bei dem elek- 
trodiamagnetischen Messapparate, ein kleines Magnetometer nach der 
Gauss’schen Einrichtung, welches mit einem sehr starken Multiplicator 
versehen war. Die Länge der Nadel war dabei auf 30 Millimeter redu- 
_ cirt. Die Richtkraft des Erdmagnetismus wurde, zur Vermehrung der 
Empfindlichkeit, hier ebenso wie früher vermindert. Die Nadel war 
ebenfalls mit einem dicken Kupferringe als Dämpfer umgeben. Dass 
der Inductionsapparat so weit von dem Galvanometer entfernt werden 
müsse, dass der Strom der dabei gebrauchten galvanischen Säule nicht 
unmittelbar auf die Nadel wirke, oder dass, wenn dies der Raum nicht 
gestattet, der Inductionsapparat durch besondere Orientirung in eine 
solche Lage gebracht werden müsse, wo seine ablenkende Kraft auf 
die Nadel Null oder wenigstens sehr klein ist, bedarf kaum der Erwäh- 
nung. Um endlich eine ungefähre Kenntniss von der Stärke des Stroms 
der galvanischen Säule selbst zu erhalten, wurde eine gewöhnliche 
Boussole Fig. 6 C in einer angemessenen Entfernung von der Spirale, 
durch welche der Strom ging, so aufgestellt, dass die durch den Strom 
hervorgebrachte Ablenkung der Boussole zur Bestimmung der Strom- 
intensität benutzt werden konnte. 
