INSBESONDERE ÜBER DIAMAGNETISNUS. 567 
gebrauchte Stab aber 9 Millimeter dick war, und diese Verschiedenheit 
der Dicke wird durch ihr Verhältniss zur Länge noch einflussreicher, 
indem der dünnere Stab von Müller 330, der dickere von Buff und 
Zamminer nur 200 Millimeter lang war. Ich habe mich zu den fol- 
genden Versuchen eines noch dünneren Stabs als Müller bedient, 
nämlich von 3,6 Millimeter Dicke bei 100,2 Millimeter Länge und 8190 
Milligramm Masse. Es ergab sich, dass sich der Magnetismus eines sol- 
chen dünnen Stabs durch die aus der Ferne hervorgebrachte Ablenkung 
eines kleinen Spiegelmagnetometers noch mit grosser Genauigkeit mes- 
sen liess. Die einzige Schwierigkeit, welche die Anwendung eines so 
dünnen Stabs bietet, besteht in der genauen Scheidung der vom Eisen- 
magnetismus und der vom galvanischen Strome herrührenden Wirkungen 
auf das Magnetometer. Es leuchtet nämlich ein, dass wenn man dieselbe 
galvanische Spirale zur Magnetisirung sowohl dicker als auch dünner 
Stäbe gebraucht, wie es von Müller, Buff und Zamminer gesche- 
hen ist, diese Scheidung bei den dünnen Stäben weniger Genauigkeit 
gestattet, weil die Wirkung der Spirale dieselbe bleibt und daher für 
dünnere Stäbe verhältnissnässig grösser als für dickere ist. Zu den fol- 
genden Versuchen wurde daher eine Spirale gebraucht, welche nicht 
weiter war, als zum Hineinlegen des dünnen Stabs nöthig war. Auch 
hiermit habe ich mich noch nicht begnügt, sondern habe das Ende des 
Spiraldrahts noch zweimal in umgekehrter Richtung um die Mitte 
der Spirale in einem viel weiteren Kreise herumgewunden, so dass der 
von diesen beiden Windungen begrenzte Flächenraum dem von allen 
Windungen der engen Spirale begrenzten Flächenraume gleich war. 
Dadurch wird nach den bekannten Gesetzen des Elektromagnetis- 
mus bewirkt, dass der Strom unmittelbar gar keine Wirkung auf das 
entfernte Magnetometer ausübt, was sich leicht durch Versuche prüfen 
und bestätigen lässt. Die ganze am Magnetometer beobachtete Wirkung 
rührt dann blos von dem Eisenmagnetismus her, der sich dann mit 
gleicher Schärfe und Genauigkeit wie der Magnetismus harter Stahl- 
magnete nach der von Gauss in der Intensitas etc. gegebenen Anleı- 
tung durch Ablenkungsversuche aus der bekannten Intensität des Erd- 
magnetismus nach absolutem Maasse bestimmen lässt. 
Als ein wesentlicher Umstand ist noch hervorzuheben, dass die 
von Müller, Buff und Zamminer gebrauchten Spiralen kürzer als 
die dadurch magnetisirten Eisenstäbe waren. Bei Müller war dieser 
