G. Cesàro.— Action du biseau de quartz sur une lame normale 
indice principal, indice que l’on est sûr ne pas être la bissec- 
trice aiguë et que, après avoir amené les axes de la lame en 
parallélisme avec les sections des nicols, on défait en lumière 
convergente la croix noire plus ou moins nette que l’on observe, 
si la fuite des sommets se fait nettement suivant une des direc- 
tions axiales de la lame, on peut, sans autre, dire que le cristal 
est positif ou négatif suivant que la fuite s’est effectuée sur la 
direction d'extinction positive ou sur la direction d'extinction 
négative. En effet : si la lame est normale à n,,, on sait que la 
fuite s'effectue suivant la bissectrice aiguë ; si la lame est normale 
à une bissectrice, la fuite s'effectue suivant la trace du plan des 
À. O., c'est-à-dire suivant la bissectrice contenue dans la lame, 
et, par conséquent, si la lame est normale à la bissectrice 
obtuse, la ligne de fuite indiquera, comme précédemment, la 
direction de la bissectrice aiguë; mais l'indication sera inverse 
dans le cas d’une lame normale à la bissectrice aiguë. 
* 
* x 
Orientation de l’ellipse de section aux différents points 
d’une lame normale à une bhissectrice, examinée en 
lumière convergente. 
Avant d'aborder l'étude de l’action du biseau de quartz sur 
une lame normale à une bissectrice, il est nécessaire d’exaininer 
l'orientation de l’ellipse de section aux différents points d'une 
telle lame. Le but du calcul qui suit est de montrer que dans 
une lame normale à la bissectrice obtuse, si l’on ne s’écarte pas 
trop du centre du champ, l’ellipse de section est en tous les points 
orientée très sensiblement comme l’ellipse centrale. I s’ensuivra 
que, comme pour une lame normale à n,,, le biseau de quartz 
croisé avec l’ellipse centrale, placé là où les rayons recueillis 
sont sensiblement parallèles à l’axe de l'instrument, soustraira 
son retard, constant sur une même droite parallèle à son arête 
mais variant linéairement suivant la direction perpendiculaire, 
sr — 
