\ 
M. Dehalu et L. Hermans. — Détermination d’un azimut, etc. 
ne change pas dans le retournement symétrique de la lunette. 
Par suite, la lecture m, du fil sans collimation s'obtient en pre- 
nant la moyenne des deux lectures correspondant aux pointés 
d'un signal fixe dans les deux positions symétriques de la lunette 
lampe Nord (L. N.) et lampe Sud (L. S.). 
Soient maintenant CZ la verticale, SQN le plan de l'horizon, 
CR l'axe de rotation de la lunette incliné d’un angle QCR — i 
sur l'horizon, CS l'axe optique, CE la ligne de visée dirigée 
sur une étoile E correspondant à une lecture m du micromètre. 
SZN est le méridien du lieu, ZCO est le plan du premier 
vertical; l’angle SWNE'— A est l’azimut de l'étoile, l'angle 
NCQ — OCQ' — a est l'erreur azimutale. Le plan ZCQ' est 
le plan instrumental ; il contient l'axe optique CS. 

Nous supposerons que les erreurs instrumentales a et à se 
comptent : a positivement dans le sens Sud-Ouest-Norü-Est, 
et à positivement quand l'extrémité Nord de l'axe est au-dessus 
de l'horizon. 
Ces conditions sont réalisées dans la figure 1. 
Si S'est la projection de S sur le grand cercle RE, l'arc 
S'E est mesuré en divisions du micromètre par la valeur 
1995. SCIENCES. pq À mr 14 
