irrigué par des liquides de Ringer de pH différents. 
ne SN 

l'approximation des mesures de chronaxie au chronaximètre est 
de 0,5 millième de seconde! 
Cependant, soucieux de ne pas prêter à la critique des esprits 
épris de minutieuse précision, j'ai réalisé une adjonction, très 
simple d’ailleurs, au chronaximètre de Lapicque : à l'exemple 
du Bathmomètre de Cousy et Noyons (7), ce dispositif force 
le cœur à fermer lui-même le circuit qui l’excite, et ce toujours 
au même moment de la révolution cardiaque. En se contractant, 
le cœur ferme une clé à mercure C comprise dans le circuit d’un 
électro-aimant À, lequel retient la barre horizontale mobile 2 
du chronaximètre. À ce moment, on agit sur le bouton b qui 
immobilise cette barre dans l'appareil original de Lapicque. Le 
mouvement de la barre ne se déclenche cependant pas tout de 
suite, comme ce serait le cas dans le fonctionnement normal, 
car le circuit de l’aimant vient d’être fermé. Mais quand le cœur 
se relâche, ce circuit s'ouvre, et la barre est libérée: entrainée 
par le poids P, elle tournoie autour de son axe vertical et vient 
abattre successivement les deux contacts de fermeture et de 
rupture (F et O) qui servent à doser la durée du passage du 
courant excitant et à mesurer la chronaxie. La clé à mercure est 
réglée de telle sorte que le courant excitant soit lancé toujours 
au début de la diastole. Lors des mesures de rhéobase, il s’agit 
de réaliser un courant de longue durée : nn butoir spécial 
empêche alors la barre mobile d’abattre le contact de rupture ; 
seul le contact de fermeture fonctionne. La rupture est obtenue 
ensuite par une manœuvre manuelle. 
RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX. 
La comparaison de l’action cardiaque des liquides de Ringer 
acide, neutre et alcalin, m'a tout d’abord permis de confirmer 
des observations antérieures de Mines (27), de Salant et John- 
ston (28), d'Andrus (1) et d’Andrus et Carter (3) : en général, 
dans les liquides alcalins, le tonus cardiaque est plus marqué, 
1995. SCIENCES. ot LS E US 20 
