des Solutions aqueuses des sels haloïdes des métaux alcalins. 
EE 
La détermination de la T. S. par la méthode du stalagmomètre 
se fit en comptant le nombre de gouttes formées à l’orifice d’un 
tube capillaire, par l'écoulement d’un même volume du liquide 
à étudier et d’un liquide étalon dont la T. S, est connue : et en 
appliquant ensuite la formule 
Mo X à, 
M X de 
où œ, n et d représentent respectivement la T. S., le nombre de 
gouttes formées et la densité des liquides employés 1 et 2. Le 
liquide étalon 2 était l’eau. | 
Comme appareil, j'ai fait usage d’un stalagmomètre droit, 
fabriqué par la maison Goetz à Leipzig, dont le renflement. 
entre les deux traits de repère, contient environ 83 gouttes 
d'eau, et terminé par un long tube capillaire dont l'extrémité 
plane, rodée sur sa surface latérale, avait un diamètre extérieur 
d'environ à millimètres. | 
J'ai fait les mesures dans une cave, où la température restait 
sensiblement constante pendant plusieurs jours. Le stalagmo- 
mètre se trouvait dans une cage vitrée, où le degré d'humidité 
était réglé par un excès de solution, afin d'éviter autant que 
possible l'évaporation des gouttes. J'ai pris, d'autre part, quant 
à la constance de la vitesse d'écoulement et la stabilité de l'appa- 
reil, les précautions qui avaient été indiquées comme nécessaires 
par l'étude de la méthode. En tenant compte des écarts maxima 
observés pour n et d, j'ai trouvé que l'erreur maxima pour les 
valeurs de T. S. trouvées par cette méthode était de 2 GR 
Chaque valeur de n était d’ailleurs la moyenne d'au moins trois 
mesures. 
J'ai consigné dans le tableau ci-dessous les résultats des 
mesures. Dans la 2° colonne est indiquée la température à 
laquelle les mesures de n ont été faites; dans la 8° sont men- 
tionnées les valeurs de C, c et d obtenues pour les solutions 
saturées en faisant usage des tables de solubilités et de densités 
de L. B. 
A = Lo X 
O1 
O1 
CE 
