424 
i 
zu vermeiden. Die größten Fehler bedingt das Auf- 
‚treten der sekundären und der gestreuten Röntgenstrah- 
lung, die überall dort entstehen, wo primäre Roéntgen- 
strahlen auftreffen und die dann in der Meßanordnung 
mitgemossen werden. Um diese Strahlen möglichst. aus- 
zuschließen, werden die zu den Absorptionsmessungen 
nötigen Filter dicht an die Röntgenröhre gesetzt und 
die zur Messung benutzte Tonisationskammer in so 
großer Entfernung aufgestellt, daß die (sehr weichen) 
sekundären und gestreuten Strahlen von der da- 
zwischen liegenden Luftstrecke absorbiert werden. 
Zwischen Ionisationskammer und Röntgenröhre befin- 
det sich ferner zur Führung des Röntgenstrahles ein 
langes, mit einer ganzen Reihe von Blenden versehenes 
Bleirohr, welches alle Streustrahlen auffängt. Vor 
der in einem Bleikasten aufgestellten Tonisations- 
kammer sind ferner noch zwei enge Bleiblenden auf- 
gestellt, die einen ganz schmalen Réutgenstrahl aus- 
blenden und ihn in den Ionisationsmeßraum eintreten 
lassen. Nur bei dem Auitreffen auf die Wandung am 
äußeren Ende des Ionisationsraumes ist eine Möglich- 
keit des Auftretens störender Sekundär- oder Streu- 
strahlen vorhanden, die aber infolge des geringen 
Querschnittes des auftreffenden Röntgenstrahles zu 
vernachlässigen sind. Der Tonisationsstrom wird in 
bekannter Weise mit einem Elektrometer gemessen, 
und die Geschwindigkeit der Blektrometerbewegung 
gibt ein Maß für die Intensität der Strahlung. Mit 
dieser Meßanordnung wurden die Strahlungen einiger 
Lilienfeldröhren untersucht, und zwar in. der Weise, 
daß in den Strahlengang Aluminiumfilter verschie- 
dener Dicke eingeschaltet wurden und jedes Mal die 
von den übrigbleibenden Röntgenstrahlehn erzeugte 
Ionisation gemessen wurde. Bei der graphischen 
Eintragung der erhaltenen Werte erhielt man für 
eine homogene Strahlung dann gerade Linien, wenn 
man als Abszissen die Dicke des Aluminiumfilters und 
als Ordinaten die Logarithmen der Intensität, auf- 
trägt. Ist die Röntgenstrahlung nicht homogen, 60 
ergeben sich gekrümmte Kurven. Bei dieser Art der 
graphischen Analyse läßt sich für jeden Fall be- 
stimmen, von welcher Filterdicke an die Strahlung so 
gut wie homogen wird. Diese Filterdicke wird als 
Homogenitätspunkt bezeichnet. Aus der Kurve läßt 
sich ferner ohne weiteres die Härte der Strahlung be- 
stimmen, insofern als die Größe der Neigung der Ge- 
raden jenseits des Homogenitätspunktes direkt die. 
Härte anzeigt. Die Kurven ergeben, daß die Strah- 
lung der Lilienfeldröhre schon nach einer Filterung 
von 1,5 mm Aluminium homogen ist und daß die übrig- 
bleibende Reststrahlung Härtegrade bis zu 12 mm 
Halbwertschicht aufweist. Es ergibt sich ferner, daß 
im Homogenitätspunkt noch 70—80 % der ursprüng- 
lichen Strahlung vorhanden ist, so daß die Ökonomie 
der Filterung eine recht gute ist. Die extremharte 
Röntgenstrahlung der Lilienfeldröhre liB sich sowohl 
mit dem Induktor, wie mit dem Gleichrichter er- 
zeugen. — Die weiteren Untersuchungen hatten das 
neue Ergebnis, daß die Beschaffenheit des Brennflecks 
auf der Antikathode einen sehr starken Einfluß auf 
die Härte der Röntgenstrahlung ausübt, und zwar 
nimmt die Härte zu, wenn der Brennfleck möglichst 
klein und scharf ist, und die Homogenität wird um 
so besser, wenn der Brennfleck möglichst homogen mit . 
Kathodenstrahlen belegt ist. Darin liegt eine neue 
physikalische Erkenntnis, die auch die Tatsache auf- 
klärt, daß bei den gewöhnlichen Röntgenröhren, bei 
“denen auf eine gleichmäßige Belegung des Brennfleckes 
nicht geachtet wird, auch bei Verwendung von stehen- 
Erf . ö » 
Röntgentechnische Mitteilungen. 
- kung verschiedener Filter, die Beeinflussung der Strah- 
¥- nr. Ae Bh A P t 4 », i! u m ae 
AR 2 = + SPO A Tat aie eee aoe ~ 
7 ' ES RER Ne ee lee 
f [ ‘Die Natur- 
wissenschaft 
dem Gleichstrom eine sehr inhomogene Röntgenstrah- | 
fung erzeugt wird. — Bei einem Vergleich verschie- 
dener Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink) als, Filters 
substanz ergab. sich, daß sich für eine Strahlenhirte — 
von 7,2 mm Halbwertschicht Filterdicken von 1,5 mm 
Aluminium, 0,04 mm Kupfer und 0,14 mm Zink entf j a 
sprechen. Da bei Kupfer und ; 
strahlungen auftreten, ist die Filterung mit Aluminium 
vorzuziehen. — Messungen an der Coolidgeréhre hatten 
das Resultat, daß die von ihr erzeugte Strahlung sehr 
komplex ist. — Die Lilienfeldröhre gibt nach der 
Meinung der Verfasser zum ersten Mal die Möglich- 
keit, in jedem Falle eine praktische therapeutische. 
Anwendung der Röntgenstrahlen mit homogenen Strah zu 
lungen von bestimmter und gleichbleibender, aber bee 
liebig einstellbarer lärte und Intensität durchzu-. 
führen. Dabei wird unter homogener Strahlung nicht — 
die Strahlung einer einzigen Wellenlihge, sondern eine 
solche Strahlung verstanden, deren Koneponenten so 
wenig voneinander abweichende Halbwertschichten be- 
sitzen, daß der Unterschied der Halbwertschichten 
dieser Komponenten bei den physiologischen Wirkungen 
der Strahlen vernachlässigt werden kann. Das kommt 
physikalisch darauf hinaus, daß diese Strahlung in 
einem nicht selektiv absorbierenden Medium eine 
gleiche Schwächung wie eine Strahlung einer einzigen 
Wellenlänge erfährt, daß sie also exponentiell absor- 
biert wird. — In einem Anhange wird kurz darauf 
hingewiesen, wodurch bei der Lilienfeldröhre die Ho- 
mogenität und die große Härte der Strahlung erreicht 
ist. Auch die Lilienfeldröhre besitzt nach diesen Aus- 
führungen eine-Durchbruchsspannuns, nach deren Über- 
windung bei den alten Röhren sich bei jedem- Stoß ein 
niedriger Spannungswert einstellt. Hier ist aber die 
Größe der Durchbruchsspannung beliebig einstellbar. 
Das geschieht dadurch, daß man die Zündentladung, 
die die für die Hauptentladung nötigen Elektronen 
schafft, nur dann bestehen läßt, wenn der Scheitelwert | 
der Hochspannung der Hauptentladung an den Klem- 
men der Röhre liegt. Dadurch werden nur Röntgen- 
strahlen erzeugt, deren Härte diesem Scheitelwert der | 
Spannung entspricht. Man kann aber auch die An- 
ordnung so treffen, daß nicht nur der Zündgipfel der 
Fochspannung, sondern auch beliebige Teile von ihr : 
bei der Erzeugung der Röntgenstrahlen zur Wirkung — 
kommen, und kann somit durch einen Griff an der 
Schaltung des Apparates eine beliebige komplexe Strah- - 
lung erzeugen. Die dazu benutzte Schaltung wird kurz 
beschrieben. 

































Ergebnisse der Röntgenstrahlenanalyse. Der 
Glockersche Röntgenstrahlenanalysator besteht bekannt- 
lich aus einer Anordnung von Elementen, die der zu 
untersuchenden Strahlung ausgesetzt werden, und 
durch die in ihnen erregte Sekundärstrahlung anzeigen, 
welche Strahlungsanteile in dem primären Strahlen- 
gemisch enthalten waren. Es ist so möglich, die 
Strahlenzusammensetzung unter den verschiedensten 
Versuchsbedingungen zu prüfen und damit Ergebnisse 
zu erreichen, die für die praktische Röntgenmeßtechnik — | 
‘grundlegend sind. In der vorliegenden Arbeit (Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 1 
Heft 6, 1917) teilen R! Glocker und W. Reusch eink 
Reihe von neuen Versuchen mit und zwar über die Wir- | 
lung durch Anderung der Betriebsweise, die Prüfung 
des Bauerqualimeters und die Vergleichung des Ab- | 
sorptionsverhältnisses von Wasser und Aluminium. 
Über die Wirkung verschiedener Metallfilter auf die 
