* 
‘Lustand stetig übergeht. 
. 
meter zu wissenschaftlichen Zwecken gefunden 
werden sollten. Inzwischen aber hatten Abbe und 
Schott in Jena schon Glaser mit neuen optischen 
Eigenschaften fertig gebracht; die Anregung 
Försters fiel auf fruchtbaren Boden. Der preu- 
Bische Staat unterstützte das Unternehmen der 
beiden Erfinder, die 1884 das Jenaer Glaswerk in 
Betrieb setzten?). Dessen Aufgabe ist bis heute 
‚die Schaffung neuer Glasarten für besondere An- 
wendungsgebiete der Wissenschaft und Technik 
geblieben. > 
Das bekannte ‚Jenaer Normalglas 16UI für 
Thermometer“ war der erste praktische Erfolg. Es 
bedeutet deshalb einen unverrückbaren Markstein 
in der Geschichte der Glasindustrie, weil es das 
erste lebensfahige Kind der technischen Natur- 
forschung auf diesem Gebiete gewesen ist, eine 
Frucht des grundsätzlich neuen Verfahrens: durch 
exakte Erforschung der Vorgänge beim Gebrauch 
die Mindestansprüche an ein besonders geeignetes 
Glas zu finden, um die Schmelzkunst anzuregen, 
ein solches Glas hervorzubringen. Die früher 
erwähnten?) „technischen Leistungskonstanten“ 
sind es vornehmlich, in denen die Ansprüche zum 
er kommen; beim Jenaer Normalglas war 
die Verminderung der Depressionskonstante des 
Thermometers das Ziel der Versuche. 
Alle Gläser zeigen in mehr oder weniger star- 
kem Maße sowohl mechanische als auch thermische - 
_ Nachwirkungen. 
Ändert man gewaltsam ihre 
Form, so kehrt das Glas nach Entfernung des 
Zuges oder Druckes, der die Formänderung her- 
vorbrachte, nicht sofort in den Ausgangszustand 
zurück, es bleibt ein Rest der Formänderung be- 
stehen, der erst nach längerer Zeit verschwindet. 
Verwickelt werden -die Verhältnisse beim Glase, 
wenn die Änderung der Form durch Temperatur- 
wechsel hervorgebracht wird, besonders deshalb, 
weil das Glas unter dem Einfluß der Temperatur 
aus dem starr-elastischen in den dünnflüssigen 
Ein erweichtes Glas- 
stück behält beim Erkalten Spannungen, also 
Formänderungen im Sinne einer inhomogenen 
Verteilung der Dichte, die sich erst nach Jahren 
zum Teil selbsttätig ausgleichen, zum Teil erst 
durch das sogenannte Nachkühlen oder künstliche 
Altern des gespannten Glasstücks verschwinden. 
Beim Thermometer überlagern sich nun diese von 
der Arbeit des Glasbläsers herrührenden ,,verstei- 
nerten Spannungen“ (Schott) und die im Ge- 
brauch des Thermometers auftretenden vorüber- 
gehenden Spannungen; beide gleichen sich mit der 
Zeit aus. Da aber ein Thermometer häufig er- 
1) Die naheliegende Frage, -warum der preüißische 
'Staat nicht zur Bedingung "gemacht hatte, das Werk 
auf preußischem Gebiet. zu “errichten, beantwortet sich 
sehr einfach: Abbe und Schott wollten in Jena bleiben; 
sie aber waren diejenigen, die bereits zur Wirklichkeit 
gemacht hatten, was man in Berlin damals erst beab- 
sichtigte. 
2) „Naturwissenschaften“. S. 514, Melt 35, (1918). 
det. 
? a [ ane Natur 
718 Zschimmer: Probleme der Glasforschung I. 5 wissenschaften 
‚siert — ein Normalglas für Quecksilberthermo- wärmt und abgekühlt wird, so zeigt es, genau ge- 
nommen, immer falsch, denn man weiß nie, 
Welchen. Zustande, der Formänderung das Quack: 
silbergefäß persian dem ursprünglichen Zu- 
stande bei der Eichung sich augenblicklich befin- 
Jahrzehnte hindurch haben die Physiker das 
merkwürdige Verhalten der Glasthermometer sorg- 
fältig beobachtet, wobei hauptsächlich folgende 
Arten der thermischen Nachwirkung zu. unter- 
scheiden sind: 
1. Erhitzt man ein Thermometer auf mäßig 
hohe Temperatur (z. B. 100°) und läßt es ziemlich 
rasch erkalten (etwa aus dem siedenden Wasser 
in die Luft bringt), dann bleibt das Queck- 
silbergefäß erweitert gegenüber seinem frü- 
heren Volumen bei niedriger Temperatur. Die 
Standhöhe des Quecksilbers fällt also unter den 
vorher im Eisbade angebrachten Nullstrich: der 
Eispunkt senkt sich. Man nennt diese Erscheinung 
die „Depression des Eispunkts“. — Die Depres- 
sion wächst mit zunehmendem Alter des Thermo- 
meters, anfangs schneller, dann langsamer, bis zu 
einem hinreichend konstanten Werte. Der er- 
reichte maximale Wert der Senkung des Eispunk- 
tes nach vorübergehender Erwärmung auf 100°. 
und schnellem Erkalten heißt die, „Depressions- 
konstante“ des Thermometers. Unter gleichen 
Umständen ist diese zugleich eine charakteristi- 
sche Konstante der betreffenden Glasart. 
2. Wenn man ein neu angefertigtes Thermo- 
meter ruhen läßt, es also nur den Schwankungen 
der Lufttemperatur aussetzt, so zieht sich das als 
Quecksilberbehälter dienende Glasgefäß fortge- 
setzt ein wenig zusammen. Infolgedessen hebt sich ~ 
die einer bestimmten Temperatur entsprechende 
Standhöhe des Quecksilbers mit dem Alter.. Man 
kann den Verlauf der Erscheinung verfol&en, in- 
dem man von Zeit zu Zeit die Lage des Null- 
punktes im Eisbade beobachtet. Es zeigt sich 
dann eine langsame Erhebung des Eispunktes, die 
mit zunehmendem Alter des Thermometers immer 
schwächer wird. Man nennt sie den „säkularen 
Anstieg des Eispunkts“. 
3. Längeres Erhitzen auf höherer, jedoch nicht 
zu hoher Temperatur (unterhalb 250°) und da- 
rauffolgende möglichst langsame Abkühlung stei- 
gert den säkularen Anstieg und zugleich die De- 
pression. Diese Art der Behandlung nennt man 
„künstliches Altern“. 
4. Durch Erhitzen auf Temperaturen über 
etwa 250° und darauffolgende Abkühlung (ohne 
besondere Vorsichtsmaßregeln) wird ebenfalls der 
säkulare Anstieg beschleunigt, hingegen die De- 
pression vermindert. Letztere wächst dann wie- 
der mit dem Alter des so behandelten Thermo- 
meters. eee. 
Angesichts dieser Tatsachen mäßten ak ’Mes- 
sungen mit Quecksilber- Thermometern in sehr 
‘bedenklichem Lichte erscheinen. *Man kam zu. 
dem merkwürdigen Ergebnis, daß man ohne Wis- 
‘sen von der ‚bebensgeschichte® des Thermometers | 
überhaupt Rene „auverlässigen, ” „Ablesungen . der 
ine 


