

"Temperatur machen kann; aber selbst, wenn der 
Beobachter über die Geschichte seines Thermo- 
meters genau Buch führt, bleiben unberechenbare 
Fehler in der Ablesung bestehen. 
Glücklicherweise ist die thermische Nachwir- 
, kung, im besonderen die Depression des Eispunk- 
I: Bes, keine feststehende Eigenschaft des Glases. 
RB. Weber!) beobachtete zuerst einen auffälligen 
Unterschied der Depressionskonstante an zwei ver- 
schieden zusammengesetzten Gläsern: 















































5 
e. EN KO. 030 | Aly | Pepressions- 
Ft 3 2 3 konstante 
ie | 
68, n 12,03 8,27 10,41 1,28 0,48 
650 0,07 | 19,51 | 13,58 | 2,04 0,11 
i 
E Weber schloß daraus, „daß die Zusammen- 
setzung der Gläser einen maßgebenden Einfluß 
auf die Depressionserscheinung ausübt. Als un- 
günstig sind die sehr leichtflüssigen Alkalikalk- 
 gläser zu bezeichnen, welche ihrer bequemeren 
Handhabung wegen vielfach Anwendung finden. 
"Ein günstiges Resultat ergaben reine Kaligläser 
“mit reichlichem Gehalt an Kieselsäure und Kalk.“ 
"Er ließ zwei Schmelzen nach der Zusammen- 
etzung des von ihm untersuchten reinen Kali- 
glases herstellen und fand, daß die daraus ange- 
-fertigten Thermometer übereinstimmend eine De- 
 pressionskonstante von 0,09° entsprechend der 
‘oberen Messung zeigten — gegenüber dem Na- 
tronkaliglas ein erheblich geringerer Wert, aber 
| fir physikalische Messungen noch bedenklich 
"hoch. Eine uarkeare DBL eane fiir die Glasschmelz- 
ein Thermometerglas, 
_ dessen Deprésiion soweit ermindert ist, daß es 
_ alle feineren thermometrischen Zwecke ge- 
E nugt. 
I ‘Schott löste diese Aufgabe in gemeinsamer 
| Arbeit mit dem Physiker H. F. Wiebe, der das 
erhalten zahlreicher Versuchsthermometer aus 
neuen Gläsern bei der Normaleichungskommission 
sorgfältig beobachtete. Es darf nicht unbeachtet 
bleiben, daß die von Schott dargestellten Gläser 
) viel mehr der glücklichen Phantasie des Erfinders, 
| als weitläufigen systematischen Versuchen über 
f die Abhängigkeit der Depressionskonstante von 
| _ der chemischen Zusammensetzung des Glases ent- 
| stammen. Man braucht sich nur vorzustellen, 
E was es bedeutet, „die Depressionskonstante eines 
neuen Glases zu ermitteln“ 
‚ein. uferloses Beginnen gewesen wäre, auf dem 
Wege systematischer Forschungen die neuen Glä- 
ee: zu „finden“: Jede Depressionskonstante er- 
| fordert mehrere fertige Thermometer, die zur Be- 
bachtung dienen; um ein Thermometer zu 
wachen, braucht man geeignete Röhren, und hier- 
die ende Schmelzmenge, um solche Röh- 
ziehen zu können; endlich: die Prüfung der 
rmometer, selbst. erstreckt sich auf .:Wochen 
ur d ‚Monate! | 
4) Ber. d. Berliner Akademie, «13. Dez. 1883. |' 

ied 

“‘Zschtmmer: Probleme der Glasforschung II. 
, um einzusehen, daB es. 
719 
Um die Mitte der achtziger Jahre konnte das 
schon genannte ,,Jenaer Normalglas 16 1H“ zu 
Herstellung amtlich gepriifter Fieberthermometer 
eingeführt werden, da es durch seine Zusammen- 
setzung eine mittlere Depression von nur fünf- 
hundertstel Grad verbürgtt). Bald folgte das 
höherwertige ,,Borosilikat-Thermometerglas 59 IH‘ 
mit 3,5 und später ein ,,alkalifreies Thermometer- 
glas 477 Ul“ mit der kleinsten bisher überhaupt 
erreichten Depressionskonstante von 1,4hundert- 
stel Grad. Spätere Versuche ergaben, daß das 
Borosilikat-Thermometerglas ‚allen feineren ther- 
mometrischen Zwecken genügt“; es zeichnet sich 
außerdem durch einen niedrigen kubischen Aus- 
dehnungskoeffizienten 3 « — 0,0000171 vor den 
bis dahin gebräuchlichen Thermometern mit hoher 
thermischer Ausdehnung vorteilhaft aus. 
Um den erreichten Fortschritt zu beurteilen, 
beachte man die von Wiebe?) aufgezeichnete inter- 
essante Lebensgeschichte eines Thermometers aus 
Thüringer Glas, aus der ich nur den Anfang und 
den Schluß anführe: Nachdem das Thermometer 
mehrere Monate in Ruhe lag, zeigte es im Jahre 
1881 den Eispunkt + 0,21 und nach halbstündigem 
Erhitzen auf Siedetemperatur eine Depression 
von 65hundertstel Grad. Bis zum Jahre 1888 war 
der Eispunkt auf 7,07 (!) gestiegen, die Depres- 
sion betrug, unter gleichen Umständen, 42hun- 
dertstel Grad, während sie in„den zwischenliegen- 
den Jahren 56, 60, 61 und 66hundertstel Grad 
ausmachte. Ein solches Thermometer gehört nicht 
zu den wissenschaftlichen Meßinstrumenten. 
Wie aber die Depression des Eispunkts mit 
all den übrigen merkwürdigen Erscheinungen in 
der „Lebensgeschichte“ eines Thermometers zu 
erklären ist, wissen wir bis heute noch nicht; 
daher sollten sich die Naturforscher mit den 
Tücken eines ihrer wichtigsten Meßinstrumente 
auch weiterhin beschäftigen. Die oben gegebene 
Übersicht von Arten der thermischen Nachwir- 
kung erschöpft die unaufgeklärte Mannigfaltig- 
keit der Vorgänge keineswegs; der Raum ver- 
bietet, auf die umfangreiche Literatur näher ein- 
zugehen. Die Depressionskonstante bleibt vorläu- 
fig eine technische Konstante, die rein erfahrungs- 
mäßig aus der unmittelbaren Beobachtung des fer- 
tigen Gerätes im Gebrauch bestimmt wird. Da- 
bei kann sich das physikalisch-chemische Gewissen 
auf die Dauer nicht beruhigen. Denn offenbar 
muß diese Größe eine Funktion der physikalischen 
Konstanten des Glases sein, und es müßte ermittelt 
werden, welche es sind. Bis dahin bleibt der theo- 
retische Zusammenhang der großen Zahl exakte- 
ster Messungen, die sich in Jahrzehnten angesam- 
melt haben, im Dunkeln. 
Dem Physiker mag es sonderbar scheinen, daß 
man von den Gläsern 164! und 59 I nicht das 
thermisch bessere (5911) zum ,,Normalglas für 
1) Als Schutzmarke rast das Normalglas einen ein- 
fachen, rötlich violetten Längsstreifen. (Gläser mit 
doppeltem Streifen sind nicht Jenaer Glas.) - _. 
2) Zeitschr. f.' Instrumentenkunde 6, 167 (1886). 
