g 
724 
Ohne Drahtnetz Mit Drahtnetz 
Zeit in Min. Temperat. Zeit in Min. Temperat. 
0 11,0° 0 10,5° 
6 61,00 6. 36,5° 
11,3 Wasser siedet 12 59,20 
18 78,99 
24 92,50 
28,6 Wasser siedet 
Der Gasverbrauch über dem Bunsenbrenner in der 
Minute: 
A. Um 1 Liter Wasser von 13° in einem Becher- 
glase von 10 cm Durchmesser zum Sieden zu 
bringen: 
ohne Drahtnetz mit Drahtnetz 
30,5-L. 74,0 L. 
B. Um 1 Liter siedendes Wasser in einem Becher- 
glase von 10 cm Durchmesser im Sieden zu er- 
halten: 
ohne Drahtnetz mit Drahtnetz 
Wyk Gp. 2,6 L. 
Aus den Beobachtungen geht hervor, daß durch 
Fortlassung des Drahtnetzes eine Zeitersparnis 
von 60 % und eine Verminderung des Gasver- 
brauchs von 58 % erreicht wird, was natürlich nur 
möglich ist, wenn man dem .Glase eine Zusammen- 
setzung von genügend hoher thermischer Wider- 
standsfähigkeit erteilt. 
Eine amtliche thermische Prüfung besteht zur- 
zeit für Gerätegläser noch nicht; dagegen hat die 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt eine Klas- 
seneinteilung für Beleuchtungsgläser getroffen. 
Diese Einteilung soll sich auf Lampengläser be- 
ziehen, die für Lichtquellen mit offener Flamme 
bestimmt sind. Also insbesondere für Gaslicht, 
Petroleumlicht und Spirituslicht. (Elektrotech- 
nische Glühlampenzläser und andere Arten der 
Beleuchtung gehören nicht dazu.) Die Bewer- 
tung der verschiedenen Klassen stützt sich auf 
den Ausdehnungskoeffizienten wie folgt: 

Linearer Ausdehnungs- 
Klasse Bezeichnung 


koeffizient 
I 0 bis 35 207 hochhitzebeständige = 
I .| 36. .045°1077 gut ; 2 
IM 46 „ 55-107 | mäßig Ss 5 
IV DO ROH Oma schwach ir E 
V 66° 10-7 u. höher minderwertige 3 
Die physikalisch-technische Reichsanstalt be- 
glaubigt lediglich den Ausdehnungskoeffizienten. 
Wie sich aus der Formel von Winkelmann ergibt, 
ist der Ausdehnungskoeffizient allein nicht maß- 
_gebend für die thermische Widerstandsfähigkeit, 
dies gilt auch für die Beurteilung der Beleuch- 
tungsgläser. Mit den in der Tabelle angeführten. 
Bezeichnungen der thermischen Klassen als „hoch- 
hitzebeständige“, „guthitzebeständige“. usw. Be- 
louchtungsgläsern darf man keinen anderen: Sinn 
verbinden, als den einer relativen Bewertung der 
“im Schiffs- und Lokomotivkessel gewachsen sein 





































Zschimmer: Probleme der Glasforschung II. [ } 
Glasmasse in bezug auf Temperaturspannungen) 
die von der Größe des Ausdehnungskoeffizienten vB 
unmittelbar abhängen. Zum Begriff eines Nor- 
malglases für eine bestimmte Beleuchtungsart # 
(z. B. Gasglühlicht, Glühlampen) würde vortll 
Standpunkt der Beleuchtungstechnik der Ane 
spruch eines geringen Ausdehnungskoeffizienten | 
nicht genügen. — Auch hier bleibt ein Problem # 
der Glasforschung bestehen, dessen Lösung deny 2 
Zukunft vorbehalten ist. 
Glas ist in bezug auf den Verwendungszwee 
einer der vielseitigsten aller Werkstoffe. Dem- 
entsprechend ist das Problem des Normalglases 
für den Erfinder neuer Gläser ebenso wie für dem | 
technischen Naturforscher unerschöpflich. Mehr 
oder weniger bewußt hat man daher auch be 
jeder Anwendung eines neuen Glases für be- 
stimmte Zwecke die Herausbildung eines Normal- 
elases angestrebt, dessen chemische Zusammen- 
setzung die Erfüllung .bestimmter Mindest- 
ansprüche im Gebrauch verbürgt.. Bezeichnend 
ist, daß überall, wo eine gewisse Sicherheit des | 
Betriebes technischer Einrichtungen. von der Art | 
und gleichmäßigen Beschaffenheit des benutztem | 
Glases abhing, die Mindestansprüche auf Grund 
eines besonderen Prüfungsverfahrens festgelegt 
worden sind. Hierzu nür. zwei Beispiele: das 
Wasserstandsrohr am Dampfkessel. -und | der 
Schutzzylinder fiir die Grubenlampen im Kohlen- 
bergbau. In beiden Fällen hängt die Betriebs- 
sicherheit in erheblichem Maße von der Wider- 
standsfähigkeit des Glases ab. 1 
Das Wasserstandsrohr muß dem Dampidroels 
es muß den Angriff des Kesselwassers vertragen 
und darf bei plötzlicher Abkühlung von außen 
nicht platzen. Die Festigkeit der älteren Wasser- 
standsröhren aus dem gewöhnlichen Kalk- und 
Bleiglas ist für kalten Wasserdruck sehr hoch 
Wie Schott!) und Herschkowitsch nachgewiesen 
haben, hält Glas überhaupt bei der verschiedensten 
Zusammensetzung in Form von etwa 2 em weiten, 
2—4-mm starken Röhren kalten Druck von 200 
bis 300 Atm. aus. Anders bei gesteigerter Tempe 
ratur. des Kesselwassers und. Dampfes. Hierbei 
müssen die Gläser nicht bloß dem. Innendruck, 
sondern gleichzeitig auch einem hohen Tempera- 
turunterschied widerstehen, der beim praktischen 
Gebrauch noch dadurch Verschärkt wird, daß die 
Außenwand des Wasserstandsrohres durch Luftzug 
oder angespritztes Wasser, Schnee usw. vorüber: 
gehend. plötzlich abgekühlt wird. Um die Gläser 
daraufhin zu-priifen, haben Schott und Herschko- 
witsch die dem heißen Kesseldruck ausgesetzte, n 
Röhren - durch: Anspritzen. mit :einem ..kalt 
Wasserstrahl. (eine Sekunde lang) zum: Platzei 
gebracht und den entsprechenden Kesseldruck be 
stimmt... Während die gewöhnlichen ' Glase 
dieser Behandlung nur 68 ‚At. . vertragen 
1) Zeitschr. 
‘bak id. LWeretng ‘deutscher’ Tigenienre! 
