
















berteilchens, läßt sich daran voraus- 
gen eine "Silberkugel vom Radius 7,5 — 9,10—8 
‘wird vornehmlich die Welle 4 — 5,8.10-5 em 
bis 5,9.10-5 em ins Mikroskop lenken, also gelb 
ade, E beinen, eine Kugel vom Halbmesser . 6,5—7. 
[wm 10% cm grün usw. 
In Übereinstimmung damit erweist ein Blick 
_ in das Mikroskop, daß die Farbe der Kügelchen 
ekomehr von kürzeren Wellenlängen herrührt, 
je langsamer sie herabfallen, d. h. je kleiner sie 
sind. Violette Kügelchen fallen langsamer als 
blaue oder grüne, diese wieder langsamer als gelbe 
oder rote. 



















Fig. 11. Ausstrahlung von Silberkügelchen. 
§ 24. Kontrolleichung des Meßinstrumentes. 
Man könnte aber auch umgekehrt aus der Farbe 
des Kügelchens im Mikroskop, also auf rein opti- 
scher Grundlage die Größe des Kügelchens an- 
geben und damit eine Kontrolleichung des durch 
die Fallbeobachtung geeichten Ehrenhaftschen 
Meßinstrumentes anstreben, ein Gedanke, den 
Ehrenhaft auch ausgeführt hat. Durch die genaue 
Beobachtung der „farbigen“ Kügelchen ergibt sich 
-z. B. an Silberkörperchen ein neuer Zusammen- 
hang zwischen Fallgeschwindigkeit und Größe, 
der durch die mit * bezeichneten Punkte in die 
Wie. 12 aufgenommen ist. Bedenkt man, daß es 
| “sich um die Messung der Dimensionen von Kü- 
gelchen handelt, in deren Durchmesser nur wenig 
mehr als 100 Materiebausteine aneinandergereiht 
‘sein müßten und die noch bis zu etwa einer Mil- 
kon mal weniger wiegen als die geringste Na- 
_ triummenge, welche unsere empfindlichste Me- 
Pee eee. ee 
_ Konstantinowsky: ae eoDINS Experimentalphy sik. 
x 
ae te 
er te aS "i ew 
ar ~ Sut 
489 
thode, die Spektralanalyse, nachzuweisen gestattet, 
so kann man die an den verschiedensten Materia- 
lien, z. B. Gold, Quecksilber, Schwefel usw. ge- 
fundeng glänzende Übereinstimmung der beiden 
Eichmethoden erst entsprechend würdigen. 
Sie beweist die Richtigkeit des Reibungswider- 
standsgesetzes und rechtfertigt die zur. Anwen- 
dung desselben notwendig gewesene Annahme, 
daß es sich um Kügelchen vom spezifischen Ge- 
wichte der verwendeten Edelmetallelektroden han- 
delt. Ist die Möglichkeit der Ermittlung solch 
kleiner Radien und der von ganz anderen Ge- 
sichtspunkten herrührenden Bestätigung ihrer 
& 

% 

~ 






Fallgeschwindigkeit in 10° em/'sek 

Ss 
% 
SS 
8 10 x 19 ®cm 
6 
Radius 
Fig. 19. 






\ Uy N XX 
arg j GG Vs ‚ E 
a-6 Tris ze I — I Irıs 
@-7 i A 
re irk i 
ena. 80 Gp - 3 a 8 ee N 
A im pp YN 
Richtigkeit auf einige Prozent an und fiir sich 
erstaunlich, so ist es überraschend, daß Ehrenhaft 
noch eine dritte kontrollierende Meßmethode fin- 
den konnte, die wieder auf neuen und von den 
vorigen unabhängigen Grundlagen aufgebaut ist. 
Nach dieser — erst später zu erörternden — Me- 
thode läßt sich bloß ein Punkt der Radius-Ge- 
schwindigkeitskurve festlegen; er ist in die 
Fig. 12 durch $ aufgenommen. 
Die Ehrenhaftsche Beobachtungsanordnung stellt 
also in gewissem Sinne die Fortsetzung der mikro- 
skopischen Größenbestimmung in jene Gebiete 
dar, welche nach den Lehren der Beugungstheorie 
für die gewöhnliche Mikroskopie nicht mehr er- 
reichbar sind. 
§ 26. Vergleich mit den optischen Erfahrun- 
gen am molaren Körper. — Für das optische Ver- 
halten der Körperchen sind, wenigstens für eine 
gewisse Größenordnung unter ihnen, nicht mehr 
¥ 
