~ 
542 
Von zwei aufrechtstehenden Gasglühlichtbren- 
mern war der eine ein normaler Auerbrenner, der 
andere ein Brenner besonderer Konstruktion. Bei 
125 Liter stündlichem Gasverbrauch und 40 mm 
Wasserhöhe Gasdruck besaßen beide die gleiche 
mittlere horizontale Lichtstärke. 
Ein zur Prüfung eingereichtes Webersches 
Photometer wurde auf selektives Verhalten der 
ihm beigegebenen, nach Weber mit Nr. 3 bezeich- 
neten Milchglasplatte untersucht. Die Konstante 
C; (nach Weberscher Bezeichnung), mit der man 
das Quadrat des Verhältnisses der Abstände der 
beiden Lichtquellen von ihren zugehörigen Schir- 
men zu multiplizieren hat, ergab sich für das 
Licht einer Halbwattlampe zu rund 1,8 und stieg, 
als das Licht «durch Einschalten von bläulichen 
Gläsern allmählich stärker gefärbt wurde, mit zu- 
nehmendem Gehalt an blauem Licht auf rund 
149°an: £ 
Leuchtmittelsteuer gesetz. 
Für Steuerbehörden sind im Berichtsjahr sei- 
tens der Reichsanstalt nur 24 Metallfaden- und ~ 
36 Kohlefadenlampen geprüft worden. Auch ‘bei 
den Elektrischen Prüfämtern war die photometri- 
sche Prüftätigkeit für Steuerzwecke gering.‘ Von 
4 Prüfämtern wurden in der Zeit vom 1. Mai 
1916 bis 30. April 1917 im ganzen 77 Metall- 
fadenlampen untersucht. Von den übrigen 3 Prüf- 
„ämtern sind derartige Prüfungen nicht ausgeführt 
worden. - 
Dioptrische Prüfungen. 
- Verhältnismäßig stark wurde die Reichsanstalt 
durch dioptrische Prüfungen in Anspruch ge- 
nommen, besonders insofern, als bei mehreren die 
höchste erreichbare Genauigkeit verlangt wurde. 
Gegenstände der Prüfung waren: 4 Glassorten, 
2 Meßkeile aus Glas, 1 rechtwinklig, gleichschenk- 
liges Glasprisma, 1 Steinsalzprisma, 1 Quarz- 
prisma, 1 Polarisationsprisma aus Kalkspat, 1 pho- 
tographisches Objektiv, 2 Fresnel-Linsen und 
2 Glasprismen besonderer Konstruktion, die letzt- 
genannten auf ihre Brauchbarkeit als Richtmittel 
für Blinkgeräte. 
Abteilung II für Elektrizität. 
Starkstromlaboratorium. Prüfungstätigkeit. 
Geprüft wurden Meßapparate für Gleichstrom 
und Wechselstrom, für Spannung und Strom- 
stärke, Leistung, Arbeit und Frequenz, ferner 
Vorschaltwiderstinde und Nebenschlußwider- 
stände, Strom- und Spannungswandler, Strom- 
messer für Hochfrequenz, Wellenmesser, Konden- 
satoren und Induktionen, endlich Isolationsmate- 
rialien, Kabel- und Drahtleitungen. — Die Prü- 
fungsarbeiten betrafen zum überwiegenden Teile 
unmittelbaren oder mittelbaren Kriegsbedarf. 
Hinsichtlich der Zahl der Elektrischen Prüf- 
ämter ist keine Änderung eingetreten. Die Prüf- 
befugnis des Prüfamts 4 in Nürnberg wurde er- 
weitert: für Gleichstrom bis 1000 V und bis 
600 A, für Wechsel- und Drehstrom bis 24 000 V 
und bis 400 A. — Der Bericht gibt eine ziffern- 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1917. [ 
. 
Die Natur- 
wissenschaften 
mäßige Übersicht über die Prüfungstätigkeit der 
einzelnen Ämter, unter denen München bei weitem 
am meisten beschäftigt war. 
Im Berichtsjahr wurden 2 vorläufige Zulasy= 
sungen von Kriegszählersystemen ausgesprochen, — 
nach erledigter Ergänzungsprüfung wurden 3 vor- 
läufige Zulassungen in endgültige verwandelt. 
Ferner wurden 4 Kriegszählersysteme, ohne vor- 
hergehende vorläufige Zulassung, nach erledigter 
Prüfung endgültig zugelassen. — Die angemel- 
deten Kriegszählersysteme waren sämtlich für 
Wechsel- und Drehstrom bestimmt. 
Vibrationsgalvanometer. 
Ein im vorjährigen Bericht genanntes Vibra- 
tionsgalvanometer mit elektromagnetischer Reso- 
nanzabstimmung fiir 8 bis 65 und 30 bis 160 
per/sek. wurde verbessert. Das Instrument wurde 
mit einer Schutzkappe aus Eisen oder aus legier- 
tem Blech bedeckt und konnte dann auch in der 
Nähe von Transformatoren oder starken Wechsel- 
strom (1000 A) führenden Leitungen ohne Stö- 
rung benutzt werden. Das Instrument erwies sich 
als sehr bequem bei der Systemprüfung von Strom- 
und Spannungswandlern, bei welcher Messungen 
bei mehreren vorgeschriebenen Frequenzen des 
Wechelstroms vorgenommen werden mußten. 
Neuerdings ist nun auch ein Vibrationsgal- 
vanometer für höhere Frequenzen ausgebildet 
worden, das im Bericht kurz beschrieben wird. 
Durch Veränderung der Gleichstromstärke läßt 
sich an dem Instrument eine Resonanzabstimmung 
in dem Frequenzbereich 70 bis 420 per/sek. vor- 
nehmen. Bei hintereinandergeschalteten Spulen 
beträgt für 10— A Wechselstrom und Resonanz- 
abstimmung die Spaltverbreiterung bei objektiver 
Ablesung in 1 m Skalenabstand 12 bis 3 mm, und 
zwar abnehmend mit zunehmender Frequenz. Die 
Danipfung betrug dabei 1/a bis 1%. Das beschrie- 
bene Vibrationsgalvanometer reicht mit der Emp- 
findlichkeit nicht an das Telephon heran, es hat 
aber vor diesem den Vorzug, daß es nur empfind- 
lich ist gegen die Grundschwingung, aber sehr 
unempfindlich gegen die Oberschwingungen, wäh- 
rend beim Telephon häufig das Umgekehrte der _ x 
Fall ist; ferner ist es weniger anstrengend, das 
Abnehmen der Bildverbreiterung mit dem Auge 
wahrzunehmen, als die Abnahme des Tones mit 
dem Ohre, namentlich an nicht ganz ruhigen 
Orten. 
Schwachstromlaboratorium. 
Außer seinen laufenden Prüfungen hat das 
Schwachstromlaboratorium im Auftrage der Me- 
tallkommission der Reichsanstalt von einer Anzahl) 
Zinkdrahtsorten den spezifischen Widerstand unde 
seinen Temperaturkoeffizienten bei 200 gemessen. 
Die Drähte waren von 9 bzw. 7 mm Durchmesser 
auf 3 bis 1 mm heruntergezogen. Nach einer 
ersten Messung wurden sie dann mehr als 300 — 
Stunden einer über der Kristallisationsgrenze lie- _ 
genden Temperatur ausgesetzt und abermals ge- 
messen. Die Anderungen sind nicht erheblich. * — 























; 
\ 
& 
; 
