


- Heft 37. 
13. 9, 1918 
Magnetisches Laboratorium. 
Die Zahl der Priifungen hat sich gegen das 
Vorjahr etwa verdoppelt, wenn auch die Zahl der 
em den letzten Friedensjahren ausgeführten Prü- 
ungen bei weitem noch nicht erreicht wurde. 
Unter den wissenschaftlieh-technischen Unter- 
suchungen wird eine Bestimmung der Abhängig- 
keit des Temperaturkoeffizienten der Stabmagnete 
vom Dimensionsverhältnis erwähnt. Es ergab sich 
dabei durch fortschreitende Verkürzung eines 
0,6 cm dicken Probestabes von 22 em auf etwa 
2,4 cm Länge eine ständige Zunahme des mitt- 
leren Temperaturkoeffizienten zwischen 20° und 
100° von 2,4 % bis auf 4,2 %. Auch die Koerzi- 
tivkraft ist vom Dimensionsverhältnis nicht ganz 
unabhängig. Durch wiederholte Verkürzung eines 
0,9 cm dickehi Probestabes von 33 cm bis auf 6 em 
Länge ergab sich, daß die magnetometrische Be- 
stimmung der Koerzitivkraft an zylindrischen 
Stäben bis etwa zum Dimensionsverhältnis 1/d = 
10 innerhalb der Grenzen der Beobachtungfehler 
(1 bis 2 %) einwandfrei ist, bei noch geringerem 
Dimensionsverhältnis dagegen etwas zu niedrige 
Werte zu liefern scheint. 
Abteilung III für Wärme und Druck. 
Platinthermometer. 
Um zu priifen, ob bei der neuen Anordnung 
des Platindrahts auf Porzellankörpern (vgl. den 
_yorjahrigen. Bericht) jede Verunreinigung des 
Metalls unterbleibt, wurden Drahtstücke, frei an 
der Luft gestreckt, bei den verschiedensten Tem- 
_ peraturen geglüht und jedesmal auf ihren Tem- 
_ peraturkoeffizienten zwischen 0 und 100° unter- 
sucht. Es ergab sich, daß der Widerstand hart- 
gezogener Drähte von 0,1 bis 0,2 mm Durchmesser 
bei diesem Verfahren bis zu einem Grenzwert ab- 
nimmt und der Temperaturkoeffizient zunimmt, 
solange die Glühtemperatur 1000° nicht über- 
schreitet. Darüber hinaus wächst der Wider- 
stand, hauptsächlich wegen der Zerstäubung, und 
_ der Temperaturkoeffizient nimmt, wenn auch ver- 
 haltnismaBig weniger, ab. Dasselbe Verhalten 
zeigen die Widerstände des Platinthermometers, 
die auf Porzellankreuze gewickelt und durch Por- 
zellanrohre geschützt sind. Auf Glimmer ge- 
wickelter Draht hält sich bei der Erhitzung nicht 
so rein; ebenso scheinen Schutzrohre aus Glas, 
selbst aus solchem von hohem Schmelzpunkt, eine 
geringe Änderung des Drahtes zu bewirken. — 
Für die Verwendung des Platinthermometers folgt 
aus diesen Versuchen, daß man bis zu 1000° da- 
mit messen kann, ohne daß bei vorsichtigem Ge- 
de Änderungen der Konstanten des Instru- 

ents zu befürchten sind. Als höchster Fixpunkt, 
käme also der Schmelzpunkt des Silbers in Frage. 
Zustandsgleichung der Luft. 
Aus einer von Planck angegebenen partiellen 
Differentialgleichung läßt sich eine Zustands- 
gleichung der Luft ableiten, wenn der integrale 
Thomson-Joule-Effekt für Drosselung auf den 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1917. 
543 
Druck p = 0 als Funktion des Anfangsdruckes p 
und der Anfangstemperatur T und eine Isotherme 
im pv, p-Diagramm zur Bestimmung der bei der 
Integration nach 7 auftretenden willkürlichen 
Integrationsfunktion gegeben ist. Eine solche 
Gleichung wird veröffentlicht. 
Priifungstatigkett. 
Die Prüfungen erstrecken sich ‘wieder * auf 
Glästhermometer, auf elektrische und optische 
Thermometer, Instrumente zur Druckmessung, 
Apparate zur Untersuchung des Erdöls, auf Ver- 
brennungskalorimeter und auf Legierungsringe für 
Dampfkessel-Sicherheitsapparate. Außerdem wur- 
den Messungen der Wärmeausdehnung und des 
Wärmeleitvermögens von Isoliermaterialien aus- 
geführt. — In den unter der Kontrolle der 
Reichsanstalt stehenden Prüfungsanstalten wurden 
in Ilmenau 546 402 (im Vorjahre 380 924) ärzt- 
liche und 1657 (im Vorjahre 1240) andersartige; 
in Gehlberg 235 326 (im Vorjahre 145 721) ärzt- 
liche Thermometer geprüft. An beiden Stellen ist 
also eine gewaltige Zunahme zu verzeichnen. 
Hochschmelzbares Thermometerglas. 
Auf Grund der im vorjährigen Bericht er- 
wähnten Untersuchungen sind von einer Firma 
Thermometer aus Supremaxglas hergestellt, die 
jetzt bei den Temperaturen 500°, 600°, 650° mit 
Thermoelementen verglichen wurden. Die Korrek- 
tionen der verschiedenen Thermometer bleiben 
durchweg unterhalb 5°. 
Thermoelemente. 
Die Notwendigkeit, auch mi® Platinmetallen 
sparsam umzugehen, hat die Technik dazu geführt, 
der Herstellung von Thermoelepenten aus un- 
edlen Metallen erhöhte Aufmerksamkeit zu wid- 
men. Mehrere solche Elemente haben der Reichs- 
anstalt zur Untersuchung vorgelegen. Die 
Messung an diesen Elementen sowie frühere Er- 
fahrungen geben folgende Richtlinien: Thermo- 
elemente mit einem Eisenschenkel (Konstantan- 
Eisen, Nickel-Eisen) sind nur bis 800°, Elemente 
mit einem dünnen freien Nickeldraht an der Luft 
längere Zeit im allgemeinen nur bis 1100 ° brauch- 
bar und werden künftig von der Reichsanstalt 
auch nur bis zu diesen Temperaturen geprüft 
werden. Eine Ausnahme bilden bis jetzt nur Ele- 
mente aus je einem 3mm starken Nickel- und 
Nickelehromdraht, die bis 1200 ° benutzt werden 
dürfen. Thermoelemente aus Nickel und Kohle, 
bei denen der Nickeldraht durch ein konzentri- 
sches Kohlerohr geführt und dadurch gegen Oxy- 
dation geschützt ist, können zu länger dauernden 
Messungen bis 1200 °, bei kürzerem Gebrauch bis 
1250 0 zugelassen werden. 
Ausdehnung von Glaskörpern aus derselben 
Schmelze, 
Von einem vom Glaswerk Schott & Gen. in 
Jena hergestellten Glase 1801 ce III standen Röh- 
ren (Gasglühlichtzylinder) von etwa 5 em Durch- 
