544 
messer und etwa 5mm dicke Stäbe, die sämtlich 
aus (demselben Schmelzofen gezogen waren, zur 
Verfügung. Von den Röhren wurden 2 je 
15,8 mm hohe Ringe im Fizeauschen Apparat, von 
den Stäben drei etwa 22cm,lange Stücke im 
Quarzglasrohr gemessen. Zwischen 14 und 100° 
ergaben beide Ringe übereinstimmend die Ausdeh- 
nungskoeffizienten 4,0 . 10, die drei Stäbe 
Werte von 4,2 bis 4,3 . 10-8. Die Unterschiede 
sind von derselben Größenordnung, wie sie zwi- 
schen Stäben und Dilatometern bestanden, die aus 
Lampenzylindern dreier anderer Glasarten ge- 
formt waren (vgl. den Tätigkeitsbericht für 1915). 
Ausdehnung in hoher Temperatur. 
Für die’ Messungen in höherer Temperatur 
nach der Fizeauschen Methode wurde ein kleines 
Ofchen neu gebaut. Es besteht aus einem 5em 
weiten, 14cm langen, vertikal auf einer Schiefer- 
platte stehenden Porzellanrohr, das außen und 
innen mit einer 0,1mm dicken Platinhaut be- 
kleidet ist. Die Platinbelegungen sind am oberen 
Ende des Porzellanrohres miteinander verschweißt, 
_ am unteren Ende sind sie mit Silberringen ver- 
bunden, denen der Heizstrom durch angeschweißte 
Laschen zugeführt wird. Der durch Asbesthüllen 
gegen. Wärmeverluste geschützte Ofen läßt sich 
schnell anheizen und mit etwa 55 Amp. dauernd 
auf 500° konstant halten. — Als Grundlage aller 
weiteren Messungen wurde die Ausdehnung des 
Quarzglasringes: der Reichsanstalt bis 500° be- 
stimmt. Der mittlere Ausdehnungskoeffizient « 
ergab sich zwischen 20 und 500° a — 0,62.10—%; 
für denselben Ring war früher Fer ischen 0 nad 
100° « = 0,47.10* ermittelt worden. An ande- 
rem Material fanden Holborn und Henning zwi- 
schen 0° und 1000° « = 0,54 .10—*, — Mit Hilfe 
des. Quarzglasringes wurde dann die Ausdehnung 
des hochs¢hmelzbaren Thermometerglases 1565 III 
(Supremaxglas) 
zwischen 20 und 270° « — 3,73. 10—% 
20255 25100 a = 4,07 . 10-8 
gemessen gegeniiber dem friiher im Intervall 16 
bis 100° gefundenen Wert a — 3,21.10—*. “= ‘Als 
‘Ausdehnungskoeffizient einer Aluminiumprobe, 
die 0,7% ‚Verunreinigungen enthielt, wurde zwi- 
” 




RE Badtemperatur | Umgebungs- Wirmeverlust 
: : temperatur 
Te m szene 
De i Sn z-Kal. 
‘ 0 0 SAT ae 
Porzellangefäß mit | ab ae 0,235 0 pee kgsec°C 
au Vakuummantel 50 18 _ 0,157 „E00 3 
‘ | — 190 18 —0,0079 , =-~—0,0019 r- 
Sere ; Watt _ - g-Kal. 
Porzellangefäß mit 90 | 18 0,408 kg°9C 0,096 kgsec °C 
Luftmantel 50 18 0,326 ee 0078 bs 
— 190 18 — ee 
Watt _ g-Kal. 
2 Glasgefüß * ” | 8 re > = 19,080. en 
‘mit Vakuummantel 50. 18 0,0847 ee == “0,090 ; 
. — 190 18 —0,0112 „ =—0,0027 x 
% 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im ee 
- Bodenheizung wesentlich verbessert. 

sy ae : 
Die Natur- — 
wissenschaften — 
“23565: 
schen Zimmertemperatur und 100° a 
10-8 gemessen. 
. Elektrisch geheizte Öfen für die Thermometer- 
prüfung. 
In dem im vorigen Bericht erwähnten Lu 
bade, das durch ein Silitrohr und drei Zusatz- 
wickelungen elektrisch geheizt wird und das für 
Temperaturen zwischen 500° und 700° bestimmt 
ist, wurde in 30 bis 40cm hohen Schichten eine 
hinreichende Gleichmäßigkeit der Temperatur von 
+3° erzielt. Ferner wurde ein elektrisch ge 
heiztes Salpeterbad durch Anbringung einer 
Vakuummantelgefafe aus Porzellan. 
‘Die Fabrikation der Vakuummantelgefäße aus — 
Porzellan, zu welcher die Reichsanstalt die Wege 
gewiesen hatte (vgl. Tätigkeitbericht für 1915) 
hat inzwischen die Kel. Porzellan-Manufaktur 
in großem Mäßstabe aufgenommen. Um die 
Brauchbarkeit der  Porzellangefäße mit der- 
jenigen von Glasgefäßen zu vergleichen, wur- 
den gelegentlich einige Messungen „angestellt. 
Untersucht wurden 1. ein Porzellangefäß mit Va- 
kuummantel, versilbert, Inhalt etwa 2% Liter; 
2° ein Sbensolchse PorzellangefaB mit offenem 
Luftmantel; 3. ein versilbertes Glasgefäß mit 
Vakuummantel, Inhalt 2 Liter. — Die Gefäße 1. 
und 3. wurden zunächst ganz mit flüssiger Luft 
gefüllt und die stündlich verdampfende Menge 
durch Wägung gemessen. 
die Masseneinheit gerechnete verdampfende Luft- 
menge ist im Porzellangefäß kleiner als im Glas- 
gefäß. Sie nimmt bei dem vollen Porzellangefäß 
zunächst etwas ab, ist nahezu konstant (28 g/ke.st.), 
wenn die Füllung von % auf % abnimmt, und 
steigt bei weiterer Abnahme der Füllung wieder — 
an. Im Glasgefäß ist die verdampfende. Menge 
fast bis zur halben Füllung konstant (40 g/kg. st.) ; 
dann steigt sie auch hier an. Die während der — 
Periode konstanter Verdampfung erhaltenen Zah- 
len sind der untenstehenden Tabelle zugefügt. —: 
Alle drei Gefäße wurden dann mit Wasser gefüllt 
und (dauernd auf 90 bzw. 50° gehalten. 
. gegebene. Wärmemenge wurde durch elektrische 
Energie ersetzt. Dabei ergab sich: 







Es ergab sich: Die auf — 
Die ab- _ 

