







Heft 87. | 
13. 9. 1918 
In Badtemperaturen oberhalb 0° isoliert also. 
das Glasgefäß besser als das Porzellangefäß, wäh- 
rend bei der Temperatur der flüssigen Luft das 
Porzellangefäß dem Glasgefäß überlegen ist. 
Viskosimeter mit Zehntelgefäß. 
Für sehr zähflüssige Öle kommen neuerdings 
Englersche Viskosimeter mit einschraubbarem Ge- 
fäß vom zehntel Querschnitt des Hauptgefäßes in 
den Handel. Die Apparate sind geprüft und für 
die Zwecke der technischen Öluntersuchung 
brauchbar befunden worden. 
Chemisches Laboratorium. 
Verwitterbarkeit des Glases. 
Die Verwitterbarkeit des Glases wurde auf An- 
trag an 22 optischen Glasarten und an Wasser- 
standsglasplatten untersucht. Das Wasserstands- 
glas wurde in Form von Glaspulver von reinem 
Wasser stärker angegriffen als von Kesselwasser 
bei 80°, was auf den Gehalt des letzteren an neu- 
tralen Salzen zurückgeführt wird, welche der hy- 
drolytischen Auflösung des Glases entgegen- 
wirken. = 
Störungen in Rosenlibellen. 
In größeren Dosenlibellen aus Glas, deren Al- 
koholfüllung unter Kautschukdichtung mit einer 
Messingfassung in Verbindung stand, waren wäh- 
rend einer längeren Benutzung körnige Ausschei- 
dungen entstanden, welche die Gebrauchsfähigkeit 
der Vorrichtung hinderten. Die Untersuchung er- 
gab als Ursache das chemische Zusammenwirken 
von Kautschuk, Alkohöl und Messing, wodurch 
basische Zink- und Kupferverbindungen erzeugt 
worden waren. Diese Reaktion erinnert an die vor 
30 Jahren vielfach in Röhrenlibellen mit Äther- 
 fillung bemerkten, aus Alkaliverbindungen be- 
stehenden Ausscheidungen, welche auf die Hydro- 
“lyse des minderwertigen Glases zurückgeführt 
würden. Den beiden ähnlichen Erscheinungen 
liegen also verschiedene Ursachen zugrunde. 
Normierte Metalle. 
‚Neuerdings wurden von der*Firma Kahlbaum 
auch Blei und Cadmium in hoher Reinheit her- 
gestellt, um als „normierte Metalle“ wissenschaft- 
| lichen Zwecken zugänglich gemacht zu werden. 
Die Charakterisierung durch die Reichsanstalt er- 
gab als Verunreinigungen: Blei: 0,0014 % Cu, 
0,0017 % Cd, Spuren von Zn, Fe, As; Cadmium: 
0,005 % Pb, Spuren von Zn und Fe. — Leider sind 
die Bestände dieser beiden normierten Metalle bei 
dem Brande der Kahlbaumschen Fabrik verloren 
gegangen. 

Aluminium. 
Versuche über die Reinigung des technischen 
pAluminiums sind im Gange. Zu diesem Zweck 
bedürfen die Gefüge-Bestandteile desselben einer 
eingehenden Untersuchung. — Um die Förderung 
dieser wichtigen Frage haben sich die Elektro- 
metallurgischen Werke Horrem in Frankfurt a.M. 
und insbesondere das Aluminiumwerk zu Rum- 
melsburg durch mannigfache dort in großem Maß- 
Nw. 1918. 

Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1917. 
545 — 
stabe yorgenommene Schmelzoperationen verdient 
gemacht. So wurde dort z. B. in Gemeinschaft 
mit der Reichsanstalt festgestellt, daß bei sehr 
langsamer Erstarrung einer geschmolzenen Alu- 
miniummasse im Tiegel von außen nach innen die 
Porosität des Metalls in derselben Richtung Zu- 
nimmt; im Zentrum entsteht gewöhnlich ein 
größerer Hohlraum. In den einzelnen Zonen zeigt 
das Metall sehr erhebliche Schwankungen im Ge- 
halt der Verunreinigungen (z. B. von 0,9 bis 
2%), welche auf die Verschiedenheit der Kristal- 
lisationsbedingungen zurückzuführen sind. 
Präzisionsmechanisches Laboratorium 
j und Werkstatt. 
Herstellung von Normalstimmgabeln. 
Von 66 zur Prüfung eingesandten Stimm- 
gabeln verschiedener Tonhöhe konnten nur 16 
Gabeln an bereits vorhandene Normale relativ 
durch Schwebungen angeschlossen werden. Für 
alle anderen mußten erst neue Normalgabeln ge- 
schaffen werden. Die Bestimmung der Normal- 
gabeln erfolgte dabei nicht durch graphische Ver- 
gleichung ihrer auf dem Trommelchronograph 
aufgenommenen Wellen mit den gleichzeitig auf- 
gezeichneten Sekundenintervallen einer Normal- 
uhr, sondern mit dem Wellenzug einer zweiten gut 
bekannten Schreibgabel von ungefähr 435 Schwin- 
gungen (Schwingungszahl des internationalen 
Stimmtons). Für jede Soll-Tonhöhe wurden zwei 
wenig von einander verschiedene, mit einander 
schwebende Normalgabeln hergestellt. Dies er- 
möglicht' gleichzeitig für die Zukunft eine gute 
Überwachung der Unveränderlichkeit der Gabeln, 
sowie einen bequemen Anschluß zur Prüfung ein- 
gesandter Gabeln. — Das Laboratorium verfügt 
jetzt über eine fast lückenlose Reihe von doppelten 
Normalgabeln — sog. Differenzgabeln — von 50 
bis 2000 Doppelschwingungen in der Sekunde, an- 
steigend von 50 zu 50 Schwingungen, sowie über 
einen doppelten Satz (24 Stück) sog. Frequenz- 
2500, . 12000 
gabeln von On bis On Schwingungen. 

Apparate fur Endmaßvergleichungen. 
Der im vorjährigen Bericht erwähnte Inter- 
ferenzkomparator für Endmaße ist auf Grund ein- 
gehender Benutzung noch weiter verbessert wor- 
den. — Um Endmaßprüfungen für technische 
Zwecke schneller als bisher ausführen zu können, 
wurde zum Ersatz der bisher benutzten Reinecker- 
schen Meßmaschine eine neue Meßmaschine kon- 
struiert, mit welcher die Endmaßvergleichung nur 
mit dem Fühlhebel, also unter Ausschluß der 
direkt wirkenden Meßschraube, vorgenommen 
wird. Diese Vereinfachung ist deshalb statthaft, 
weil es sich bei den Endmaßprüfungen immer nur 
um Vergleichung zweier Längen von höchstens 
20 # Unterschied handelt. Die neue Masching, 
welche in der Reichsanstalt gebaut wurde, wird be- 
schrieben. Mit ihr ist es möglich, durch bloßes 
Ablesen der Fühlhebelteilung Längenunter- 
schiede von 0,24 augenblicklich schätzungsweise 
81 
