632 
i Heft 7, Juli 1917. 
Mikroskop-Fühlhebe für Schrauben-Meßmaschi- 
nen; von I’. Göpel. 
dose an der Reinecker-MeBmaschine durch einen ein- 
fachen Fühlhebel ersetzt, dessen Nullage mittelst Mi- 
kroskop eingestellt wird. 
Über die Empfindlichkeit zusammengesetzter Wagen 
mit Berücksichtigung der Durchbiegung der Hebel; von 
J. Zingler. Die Arbeit bildet eine Ergänzung zu der 
in Bd. 36 S. 29 und 53, 1916, veröffentlichten Ab- 
handlung. Die allgemeinen Empfindlichkeitsgleichun- 
gen, die dort aus den für starre Hebel geltenden 
Gleichungen der ersten Form abgeleitet sind, werden 
hier auf die zweite Form zurückgeführt. Zugleich 
haben die Formeln insofern eine Verallgemeinerung er- 
fahren, als nicht nur die durch die Biegung der Hebel- 
hervorgerufene Senkung der Lasten, sondern auch die 
Senkung des Schwerpunktes der Hebel selbst, die dort 
vernachlässigt war, mit berücksichtigt worden ist. 
Das mehrfache Braunsche Elektrometer; von B. Be- 
kefy. Es wird eine neue Form des Braunschen Elek- 
trometers gegeben, damit seine Fehler —, die Illinea- 
rität der Skalenteile, vermieden wird. Statt einem 
beweglichen Teil werden zwei oder mehrere gebraucht, 
womit der Abstand zwischen dem fixen Teil und Zeiger- 
nadel geteilt wird, was wegen der quadratischen Form 
des Coulombschen Gesetzes — K = a2 — vorteilhaft 
ist. Der ablesbare Abstand wird um so mehr kleiner 
als der effektive Abstand, je mehr Nadeln gebraucht 
werden. Durch Beniitzung mehrerer arretierbarer Na- 
deln haben wir ein Elektrometer mit bedeutender Ge- 
nauigkeit und großen Meßbereiches. 
Heft 8, August 1917. 
Schieber zum Ausmessen von Erdbebendiagrammen; 
von C. W. Lutz. Das Instrument dient zum Ausmessen 
von Erdbebendiagrammen und anderen Registrier- 
kurven, bei denen die Zeitmarken in der Kurve selbst 
liegen oder nachträglich in sie übertragen werden. Es 
kann damit die jedem Kurvenpunkte zugeordnete Zeit 
unmittelbar in sec abgelesen werden. Außerdem 
lassen sich auch die Perioden von Einzelwellen in see 
und die Amplituden in mm ausmessen. 
Einige Regeln für den Gebrauch der empirischen 
Dispersionsformel und ihre Anwendung 
Brechungseaponenten des Quarzes; von J. Hartmann. 
Zur Erleichterung der Anwendung der vom Verfasser 
im Jahre 1898 veröffentlichten Dispersionsformel teilt 
derselbe verschiedene Regeln und Hilfsformeln mit. Als 
Beispiel wird die Dispersion des Quarzes behandelt. 
Es zeigt sich, daß die Hartmannsche Formel den 
Brechungsexponenten auf der ganzen über 6000 AE 
langen Strecke von A 1854 bis } 7948 auf etwa vier 
Dezimalstellen richtig wiederzugeben vermag. Halbiert ~ 
man diese Strecke, so steigt die Genauigkeit der Dar- 
stellung auf fünf bis sechs Dezimalstellen. 
Heft 9, September 1917. 
Ein neues Totalimmersionsaräometer mit Ketten- 
belastung; von Anders Angström und Hans Pettersson. 
An dem Schwimmkörper des Aräometers ist eine feine 
Metallkette von ungefähr 40 cm Länge befestigt, die 
teilweise vom Schwimmkörper getragen wird und teil- 
weise auf dem Gefäßboden ruht. Die Höhenlage des 
Schwimmkörpers über dem Boden gibt ein Mittel, um 
das spezifische Gewicht der Flüssigkeit zu bestimmen. 
Die Empfindlichkeit des Aräometers ist im vorteilhaf- 
testen Falle ungefähr 2.105. Es wird für sowohl 
technische als wissenschaftliche Zwecke verfertigt und 
wird von der schwedischen hydrographisch-biologischen 
Kommission für Salzgehaltbestimmungen benutzt. 
Ein Nachtrag; von Dr. Arthur Kerber. Erklärung 
des Begriffes der Blendendifferenz und Briefwechsel mit 
Dr. Servus in Charlottenburg über diesen Gegenstand; 


Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Arnold Berliner, Berlin W9. 
Verlag.von Julius Springer in Berlin SW 9. — Druck von H. S. Hermann in Berlin SW. 
Zeitschriftenschau. SR ce [ Di 
Der Verf. hat die Membran-MeB- - 
auf die 


































Darstellung des Fehlers durch Kurven nach dem 
schlage des Verfassers. 
Über Doppelbildfernmesser (Inverttelemeter); von 
H. Löschner. Der Aufsatz gliedert sich in 3 Haupt- 
abschnitte. Im ersten wird die Beschreibung unge 
Geschichte der Inverttelemeter, für welche die ne 
deutsche Bezeichnung: ,,Doppelbildfernmesser“ vor- 
geschlagen wird, in knappen Worten skizziert. Im 
zweiten Abschnitte wird über Verwendung und 
Leistungsfähigkeit auf Grund persönlicher Erfahrun. 
gen, soweit als gegenwärtig zulässig, berichtet. Im 
dritten Abschnitte endlich werden die Neuerungen an 
Goerzschen Doppelbildfernmessern vorgeführt und be. 
sprochen, wobei vom Verfasser die Rektifikation der- 
artiger Fernmesser mittels Mond oder Sonne besonders 
empfohlen wird. ai 
u nn 
Heft 10, Oktober 1917, er: 
Der „Hygrostat“ und seine sachgemäße Hand- 
habung; von Dr. Richard Kempf. Einen abge- 
schlossenen Luftraum, in welchem durch irgendwelche 
Hilfsmittel dauernd eine konstante relative Luftfeuch- 
tigkeit aufrecht erhalten wird, in welchem also be- 
ständig ein konstantes Verhältnis der Wasserdampf 
spannung zu der Maximaltension reinen Wassers 
herrscht, bezeichnet man zweckmäßig als „Hygro- 
staten“. Wie man sich eine derartige Vorrichtung, 
die namentlich auf dem Gebiete der technischen Ma- 
terialprüfung und -bewertung eine große praktische 
Bedeutung hat, mit den einfachsten Laboratoriums- 
mitteln herstellt, wird angegeben. Ferner werden die 
praktischen Regeln, die beim Gebrauch eines Hygro- 
staten zu beobachten sind, wenn anders einwandfreie 
Ergebnisse zustandekommen sollen, vom Verfasser auf 
Grund eigener Erfahrung eingehend auseinanderge- 
setzt. 
Heft 12, Dezember 1917. | 4 
Beschreibung einer Differenzmaschine (Vorrichtung 
zur mechanischen Differenzierung von Kurven); von 
K. Hürthle. Die zu differenzierende Kurve I wird 
durch ein Uhrwerk unter einem Mikroskop weg- 
gezogen, in dessen Okular sich ein Fadenkreuz befindet, 
dessen einer Schenkel jeweils vom Beobachter als Tan- 
gente an die Kurve I gelegt wird. Zu diesem Zweck 
muß vom Beobachter noch eine Verschiebung der 
Kurve I senkrecht zur Fortbewegungsrichtung vorge- 
nommen werden, Die Drehungen des Fadenkreuzes 
werden fortlaufend auf eine gleichfalls vom Uhrwerk 
bewegte Schreibplatte aufgezeichnet und liefern die 
differenzierte Kurve II. 
Heft 1, Januar 1918, = 
Hin Vibrationsgalvanometer mit  elektro-magne- 
tischer Abstimmung fiir niedrige Frequenzen; von H. 
Schering und R. Schmidt. Das Instrument ist ein 
Nadelgalvanometer für Wechselstrom. Ein Gleich- 
strom-Magnet magnetisiert die Nadel stark, gibt ihr 
aber nur geringe Richtkraft. Die Abstimmung der 
Nadel auf Resonanz mit dem Wechselstrom geschieht 
durch Einstellung der Magneterregung vom Platz des 
Beobachters aus. Der eine Nadeleinsatz ist für 8—76, 
der andere für 30—160 per/s. abstimmbar. Bei einem 
Widerstand von 76 Ohm und 0,23 G. Induktivität ist 
die Spaltbildverbreiterung für 1 Mikroampere Wechsel- 
strom 25 bis 3 mm, abnehmend mit der Frequenz- 
zunahme. Se BE" 
Die‘ Hartmannsche, Dispersionsformel und die Dis-g 
persion des Quarzes II; von Hugo Krüß. Es werde 
nach den neuerdings von Prof. Dr. J. Hartman 
gegebenen Rechenvorschriften für seine Dispersions- 
formel die Brechungsexponenten des Quarzes für 
180—800 gegeben und im Vergleich dazu die nach der 
Formel von Rubens errechneten Werte gestellt. Die 
Übereinstimmung zwischen beiden ist zufriedenstellend. 


