’ 
Beziiglich der Widerstandsbe- 
mmung, aus welcher man krankhafte Veränderungen 
herleiten kann, liegen eindeutige Resultate wegen des 
Auftretens elektromotorischer Gegenkräfte (Gilde- 
ter) noch nicht vor. Die nach dem Jouleschen Ge- 
tz auftretende und bestimmbare Erwärmung ist bei 
feichstrom und niederfrequentem Wechselstrom nicht 
- meBbar, weil sich infolge von Reizwirkungen keine 
- großen Strommengen applizieren lassen. Erst die Ein- 
führung der Hochfrequenzströme ergab auch eine Er- 
 wärmung des Körpergewebes und zeigte, welche Wege 
der Strom im Körper hauptsächlich nimmtt*). 
- Im Vortrage wurden nur die Apparate für Gal- 
 vanisation, Sinusfaradisation und Faradisation näher 
erörtert. Es wurde gezeigt, daß nach Versorgung der 
Städte mit dlektrischem Strom dieser direkt angewen- 
_ det wurde, womit aber Gefahren verknüpft waren, weil 
die Apparate nicht erdschluBfrei waren. Man hat daher 
besondere kleine Dynamomaschinen den Behandlungs- 
_ apparaten beigegeben und diese durch einen Antriebs- 
motor betrieben. 
a Was die Anwendung des Wechselstroms angeht, so 
_ wurde gezeigt, daß es lediglich auf die Dosierung und 
die Elektrodenapplikation ankommt, weil der Gefahr- 
punkt bei der Applikation dieser Stromart im Herzen 
liegt, entsprechend den Resultaten Herings und Bo- 
 ruttaus?). 
An Hand von Oszillogrammen wurde gezeigt, wel- 
eben Strom- und Spannungsverlauf die Schlitteninduk- 
toren für Faradisation unter den verschiedenen Be- 
triebsbedingungen haben?) und es wurde erörtert, daß 
diese so verschiedenartig sind, daß sehr häufig der 






































































_ vornherein erwartet wurde. Bezüglich der Dosierung 
der Stromarten wurde gezeigt, daß man bei der Gal- 
 wanisation vorläufig die Schwellenstromstärke be- 
stimmt, welche eine eben gerade sichtbare Zuckung her- 
_ vorruft. Dabei ist man sich bewußt, daß die an einem 
_ empfindlichen Strommeßgerät abgelesene Stromstärke 
nicht den eigentlichen Reizwert darstellt*). 
Bei der Dosierung der faradischen Ströme des 
 Sehlitteninduktors hat man sich bis heute aus Mangel 
Pe geeigneten Meßgeräten damit begnügt, den Abstand 
der primären von der sekundären verschiebbaren Dn 
den Rollenabstand, anzugeben. 
“Nach einem kurzen Überblick über die ASaieation 
der Hochfrequenzstrome, insbesondere beim Diathermie- 
_ verfahren, wird ein kurzer Überblick auf die Licht- 
_ therapie, die Forderungen der Lichttherapeuten und die 
Er ren aus der Beleuchtungstechnik im allgemeinen 
1) Wildermuth, Stromleitung im menschlichen 
Körper. Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 1911, 22, H. 4. 
Bucky, Der menschliche Körper als elektr. Leitungs- 
er ©. 1.2.1915, H. 51. 
Bangert, Zur Frage der Elektrodenapplikation, 
‚Ztsehr. f. phys. u. diätet. Therapie 1916. 
_, Bangert, Einige Bemerkungen und Versuche zur 
Feng‘ des Stromlinienverlaufs” beim Diathermiever- 
fahren, Zentralblatt für‘ Röntgenstrahlen 1918. 
Bea) Boruttau, Der Tod durch Elektrizität, Berl. klin. 
Wochenschr. 1916, Nr. 33. 
Boruttau, Todesfälle durch therapeutische Wechsel- 
stromanwendung und deren Verhütung, Dtsch. med. 
. Wochenschrift Nr. Ap Mae 
3) Bangert, Physikalische Bemerkungen zur Fite 
der gewöhnlichen Faradisation, Ztschr. if phys., u. 
diätet, Therapie 1918, H. 9. 
4) Gildemeister, Theoretisches und Praktisches aus 
der neueren Physiologie, Münch. med. Wochenschrift 
“tou, Nr. 21. 
Astronomische Mitteilungen. 
_ Apparat nicht den Spannungsverlauf hergibt, der vom“ 

663 
? 
gegeben, und es wird speziell das Problem der ee 
gung einer Strahlung von sonnenähnlichem Charakter 
mit Hilfe einer künstlichen Liehtquelle erörtert!) und 
eine vorläufige Lösung, die Siemens-Aureollampe, an- 
geführt. 
Den Vortrag beschloß ein in kurzen Strichen ge- 
zeichnetes Bild. der modernen Anschauung, speziell in 
der Tiefentherapie auf Grund der seit einigen Jahren 
bekannten gasfreien Röntgenröhren. 
Autoreferat. 
Astronomische Mitteilungen. 
Die Anziehung eines unendlichen Sternsystems. 
Unter der Voraussetzung eines Euklidischen Raumes 
und der Newtonschen Massenanziehung sind über den 
Aufbau des Weltalls drei Annahmen möglich: i 
1. Sämtliche Massen liegen innerhalb eines end- 
lichen Gebietes; 
2. Außerhalb einer Kugel von 
Radius ist nur ein unendlich 
aller Massen vorhanden; 
. Innerhalb jeder Kusel von genügend großem Ra- 
dius sind die Massen annähernd gleichmäßig ver- 
teilt. 
Gegen die erste Annahme spricht der schon von 
A. Einstein in seinen kosmologischen Betrachtungen 
großem 
Bruchteil 
genügend 
kleiner 
OS 
zur allgemeinen Relativititstheorie (Berliner Ber. 
1917) gemachte sogenannte Verödungseinwand. Da - 
nämlich das Newtonsche Potential einen endlichen 
Grenzwert im Unendlichen besitzt, kann sich ein Him- 
melskörper, wenn er nur genügend viel Energie in sich 
vereinigt, auf Nimmerwiedersehen ins Unendliche ent- 
fernen, was nur dann unmöglich wäre, wenn der 
Grenzwert einen sehr hohen Betrag erreichte. Eine 
solche Annahme steht aber im Widerspruch mit den 
tatsächlich "beobachteten Sterngeschwindigkeiten, die 
auf keinerlei so große Potentialdifferenz zwischen End- 
lichem und Unendlichem hinweisen. 
Das Sternsystem wird also allmählich in den Zu- 
stand 2 übergehen. Ein Beispiel für eine derartig auf- 
gebaute Welt brachte C. V. L. Charlier in einem „Wie 
eine unendliche Welt aufgebaut sein kann“ betitelten 
Aufsatze (Meddel, fr. Lunds Astr. Obs. Nr. 38). Er 
denkt sich unser Fixsternsystem als Mitglied eines Sy- 
stems höherer Ordnung, ähnlich wie die Sonne und alle 
Fixsterne das Milchstraßensystem zusammensetzen, das 
System höherer Ordnung wieder als Individuum in 
einem System von noch höherer Ordnung usw. in inf. 
Durch gewisse plausible Annahmen über die Größe, Ge- 
stalt und Anordnung dieser ineinander geschachtelten 
Systeme läßt sich erreichen, daß trotz der unendlich 
vielen vorhandenen Massen ihre Gesamthelligkeit und 
Gesamtanziehung bestimmte endliche Beträge besitzen 
und ebenso die Größenordnung der beobachteten Stern- 
geschwindigkeiten mit den entsprechenden theoretischen 
Resultaten in guter Übereinstimmung ist. 
Gegen beide Annahmen 1 und 2, die einen Mittel- 
punkt der Welt voraussetzen, spricht aber das Prinzip 
der Relativität, welches die Gleichberechtigung aller 
Punkte fordert. Es bleibt also die dritte Annahme einer 
konstanten mittleren Massenverteilung im gesamten 
unendlichen Raum, wofür weder Verödungs- noch Rela- 
tivitätseinwand Gültigkeit haben. 
4) i ie Physikalische und technische Betrach- 
tungen zur modernen Lichttherapie, Ztschr. f. phys. 
und diätet. Therapie 1918, H. 5/6. 
