

















































E Heft 3. 
ee 
 _ Funkenlöschung durch Öl zu erreichen gesucht. 
311, 1916] 
magnetischen Verhalten beruhenden Griinden unbrauch- 
bar — ziemlich stark anschwellen zu lassen und dann 
möglichst schnell zu unterbrechen. Bei den ersten Ver- 
suchen wurde ein Metallstift aus einer Quecksilberober- 
fläche herausgezogen und eine einigermaßen brauchbare 
Da 
ber dabei der Unterbrechungsfunken nicht genügend 
eseitigt werden konnte, und Gr doch von der Schnel- 
 ligkeit der Unterbrechung die Dauer der Momentauf- 
nahme abhängig ist, suchte man die Unterbrechung auf 
andere Weise schneller zu machen. Das geschah einer- 
Seits dadurch, daß man einen in den Primärkreis ein- 
geschalteten Draht mit einer Kugel durchschoß oder 
dadurch, daß man in den Primärstromkreis eine 
Schmelzpatrone einschaltete, die nach dem Schließen 
und Anwachsen des Primärstromes bei einer bestimmten 
Stromstärke explosionsartig durchbrannte Ein an- 
deres Verfahren beruht auf einer Kommutierung des 
Primärstromes. 
Ganz besonderes Interesse für die Moment- 
photographie haben die elektrischen Schwingun- 
gen, die bei dem Induktionsstoß ausgelöst werden. Ihr 
Auftreten hat zur Folge, daß die Dauer des Röntgen- 
lichtblitzes z. T. sehr erheblich verlängert werden 
kann. Schwingungen können dadurch auftreten, daß 
ein Kondensator zur Unterbrechungsstelle des Pri- 
_ miarstromes parallel geschaltet wird. Das ist bei jedem 
Einschlagverfahren unbedingt zu vermeiden. Aber auch 
ohne den primären Kondensator treten in der sekun- 
dären Stromkurve Schwingungen auf. Sie haben ihren 
Grund darin, daß jede Spule, auf ihre Länge verteilt, 
Kapazität und Selbstinduktion besitzt. Statt des ein- 
maligen, kurzdauernden Stromstoßes, den man erreichen 
will, findet man demnach im Oszillogramm des Se- 
kundärstromes einen Schwingungsverlauf, dessen 
Schwingungsdauer um so größer ist, je größer die 
Selbstinduktion und die Kapazität der Sekundärspule 
ist. Photographiert man das bei einer einzelnen Un- 
5 terbrechung von einer Röntgenröhre ausgehende Rönt- 
genlicht auf eine schnellbewegte photographische Platte, 
so erscheinen einzelne Streifen, die durch lichtlose 
Pausen voneinander getrennt sind. Es ist ohne wei- 
teres klar, daß man im Momentröntgenverfahren diese 
Schwingungen zu unterdrücken suchen muß, da sie die 
Dauer des Sekundärstromes erheblich verlängern 
können. Alte Induktorien mit ihrer meist sehr lang- 
samen Sekundärschwingung sind unter diesem Gesichts- 
punkt für den Röntgenbetrieb sehr wenig geeignet. Es 
“ empfiehlt sich daher, die Sekundärspule so zu dimen- 
sionieren, daß die Schwingung sehr schnell verläuft. 
Dazu muß sie aus wenigen Windungen bestehen. 
Da sich aber die Schwingung niemals ganz beseitigen 
läßt, so folgt daraus, daß es auf dem eingeschlagenen 
Wege eine Grenze für die Schnelligkeit der Aufnahmen 
gibt. Diese Überlegungen sind für das Verständnis 
mancher Resultate der röntgentechnischen Literatur 
von großer Bedeutung. So finden sich z. B. in der 
Literatur über die Dauer von Momentaufnahmen die 
sich widersprechendsten Angaben und auch lange Po- 
lemiken, ohne daß auf den springenden Punkt, näm- 
lich auf die Schnelligkeit der Sekundärschwingungen, 
nur mit einem Wort hingewiesen ist. Es ist daher 
nötig, daß bei jeder Angabe über Zeitdauer genaue An- 
gaben über alle Schaltungseinheiten der Anlage ge- 
macht werden. 
Über günstige Entladungsform der Réntgen- 
apparate. Bei den in der praktischen, Röntgentechnik 
gebräuchlichen beiden Betriebsformen mit Induk- 
Physikalische Mitteilungen. 
w 
39 
torium und Hochspannungsgleichrichter gehen durch 
die Röntgenröhre einzelne durch Pausen voneinander 
getrennte Stromstöße. Man kann die Frage aufwerien, 
ob es zur Erzielung eines möglichst großen Nutz- 
effektes besser ist, viele schnell aufeinanderfolgende 
Stromstöße kleiner Amplitude oder wenige Stromstöße 
im großen Abstand und mit großer ‘Amplitude zu ver- 
werten. Man hat in der Praxis den zweiten Weg 
eingeschlagen und B. Winawer sucht in einer Arbeit 
über die günstigste Form der Entladungskurve 
(Physikalische Zeitschrift Bd. 16, S. 391, 1915) dieses 
Problem zu lösen. Er geht von einem Versuchsresultat 
von Carter aus, nach welchem das Verhältnis der er- 
zeugten Röntgenstrahlenenergie zu der sie erzeugen- 
den Kathodenstrahlenenergie proportional der Ent- 
ladungsspannung wächst, und folgert daraus, daß man 
die Hochspannungsquelle nur auf kurze Momente an 
die Röntgenröhre anschließen und so eine Anzahl kurz- 
dauernder, starker Stromstöße durch die Röhre schicken 
soll. Um dies experimentell zu prüfen, wurde eine 
mittelharte Röntgenröhre mit drei Stromkurven be- 
trieben, bei denen sich die Breiten der Entladungsstöße 
wie 1:7 :16 verhielten. Die Röntgenstrahlenenergie- 
mengen wurden elektroskopisch gemessen und das Ver- 
hältnis der Stromkurvenbreiten mit Hilfe einer Glimm- 
lichtröhre und des rotierenden Spiegels geschätzt. 
Wurde bei zwei Stromkurven der mit einem Deprez- 
instrument gemessene Strom in beiden Fällen auf 
1,7 Milliampere eingestellt, so war das Verhältnis der 
Stromkurvenbreiten 1/2,3 und das Verhältnis der Rönt- 
genstrahlenenergie ca. 1,4. Bei der gleichen Belastung 
ergab daher die Stromkurve mit kurzen, starken und 
wenigen Stößen die größere Ausbeute an Röntgen- 
strahlen. Weitere Versuche bezogen sich auf die vom 
Verfasser aufgestellte Forderung, daß von zwei ver- 
schiedenen Stromquellen diejenige für den Betrieb als 
günstiger zu bezeichnen ist, welche bei gleicher Be- 
lastung die größere Erwärmung der Antikathode ver- 
ursacht. Auch dies glaubt der Verfasser nach seinen 
Versuchen bestätigen zu können. 
Über den Spannungsverlauf an Röntgenröhren. Die 
bisherigen Versuche, den Verlauf der Spannung an einer 
Röntgenröhre während des Betriebes zu bestimmen, 
haben zu keinem einwandfreien Ergebnis geführt. Und 
doch ist das Problem der Erforschung der Art und des 
zeitlichen Verlaufes des von einer Röntgenröhre aus- 
gestrahlten Röntgenlichtes eines der wichtigsten der 
heutigen wissenschaftlichen Röntgentechnik. Der Grund 
für das Versagen der bisherigen Methode liegt darin, 
daß man bei Verwendung des Oszillographen einen 
Punkt des Hochspannungskreises erden muß und durch 
die parallel zur Röntgenröhre liegende Oszillographen- 
schleife den Spannungsverlauf, den man messen will, 
so sehr beeinflußt, daß das Meßresultat keinen Wert be- 
sitzt. Bei Anwendung elektrostatischer Voltmeter treten 
ähnliche Schwierigkeiten auf. Für die praktische Rönt- 
gentechnik ist daher eine Versuchsanordnung von gro- 
Bem Werte, die von A. Wehnelt (A. Wehnelt, Uber 
den Spannungsverlauf an Röntgenröhren. Annalen der 
Physik Bd. 47, S. 1112, 1915) mitgeteilt wird und ein- 
wandfreie Resultate zu erzielen ermöglicht. Wehnelt 
benützt zur Aufzeichnung der Spannung die Braunsche 
Röhre. Von den beiden Enden der Sekundärspule des 
Induktors führen zwei gut isolierte Verbindungsleitun- 
gen zu zwei kleinen, in etwa 1 m Abstand einander 
gegenüberstehenden Kondensatorplatten. In der Mitte 
zwischen ihnen stehen zwei ähnliche Platten in ge- 
ringem Abstande zueinander und sind mit den Konden- 
