96 Physikalische Mitteilungen. 
wachsen könnte, ohne daß doch die Wärmeleitung eine 
Zunahme erführe. Diese letztere Erklärung würde im 
Einklang damit stehen, daß im allgemeinen der Wider- 
stand des Selens mit wachsendem Potential abnimmt. 
Messungen des Reflexionsvermégens im Ultra- 
violett sind wegen der geringen Intensität dieses 
Spektralgebietes sehr schwierig. Einen Fortschritt hat 
E. 0. Hulburt (Astrophys. J. 42, S. 205, 1915) durch 
Benutzung einer Natriumphotozelle mit Fluoritfenster 
erzielt. Aus dem von einem Wasserstoffrohr nach 
Lyman ausgesandten, durch ein kurzbrennweitiges 
Beugungsgitter spektral zerlegten Licht wurde ein 
enger Spektralbezirk durch einen Spalt ausgeblendet 
und fiel dann entweder direkt oder nach Reflexion an 
dem zu untersuchenden Spiegel auf die Zelle. Der er- 
zeugte Photostrom wurde elektrometrisch gemessen. 
Untersucht wurde auf diese Weise zwischen 2000 und 
3000 Ä.E. das Reflexionsvermögen der folgenden 
28 Stoffe: Aluminium, Antimon, : Wismut, Kadmium, 
Kohlenstoff, Karborundum, Chrom, Kobalt, Kupfer, 
Gold, Blei, Magnalium, Magnesium, Molybdän, Nickel, 
Palladium, Platin, Selen, Silizium, Silber, Spiegel- 
metall, Stahl, Stellit (eine Chrom-Kobalt-Legierung), 
Tantal, Tellur, Zinn, Wolfram und Zink. Von einer 
Ausnahme abgesehen, erreichte das Reflexionsvermögen 
aller Substanzen kaum 50 %, meist betrug es bedeutend 
weniger. Nur Spiegel aus Silizium wiesen ein bedeu- 
tend höheres Reflexionsvermögen auf. Bei polierten 
Kristallflächen betrug es fast konstant 76 %, während 
eine durch Kathodenzerstäubung erhaltene Schicht, die 
durch etwas Aluminium verunreinigt war, noch 65 % 
aufwies. Dies sind etwa dieselben Werte, die Hagen 
und Rubens an dem Machschen Spiegelmagnalium be- 
obachtet haben; Hulburt fand dagegen bei einer von 
ihm selbst hergestellten je nach der Wellenlänge nur 
20 bis 35 %. _ Wegen der sonstigen guten physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Siliziums würde sich 
dieses, da auch sein Reflexionsvermögen im Grün noch 
35 % beträgt, sehr gut zu Spiegeln und Beugungs- 
gittern eignen, falls es gelingt, genügend große homo- 
gene Stücke zu erhalten. 
Bei den für pyrometrische Messungen gebrauchten 
Farbfiltern muß man als wirksame Wellenlänge die- 
jenige definieren, für welche bei einem bestimmten 
Temperaturintervall für eine bestimmte Lichtquelle das 
Verhältnis der Strahlungsintensitäten gleich dem Ver- 
hältnis der durch das Farbglas beobachteten Gesamt- 
lichtstärken ist. Jene können mit einem Spektro- 
photometer oder einem Spektralpyrometer, diese mit 
einem Lummer-Brodhun-Photometer oder einem Hol- 
born-Kurlbaum-Pyrometer gemessen werden. Die Ge- 
samtlichtstärke läßt sich auch auf Grund der spek- 
tralen Energieverteilung nach dem Wienschen Gesetz, 
der Durchlässigkeitskurve des Filters und der Empfind- 
lichkeitskurve des Auges (die für diesen Zweck von 
E. P. Hyde und W. E. Forsythe, Astrophys. J. 42, S. 285, 
1915) bis auf 0,770 w erweitert wurde) berechnen. Nach 
diesen Methoden fanden E. P. Hyde, F. E. Cady und 
W. E. Forsythe (Astrophys. J. 42, S. 294, 1915) für das 
Jenaer Rotfilter Glas F 4512 bei 5,8 mm Dicke die 
wirksame Wellenlänge für 1600 bis 2000 ° absol. Temp. 
(beim schwarzen Körper) zu 0,6633 + 0,001 u. Bei 
Änderung der Temperatur von 1336 bis 3100 ° variiert 
die wirksame Wellenlänge von 0,6645 bis 0,661, uw; bei 
Jenaer Kupferoxydglas F 2745 erstreckt sich diese 
Änderung bei 6,7 mm Dicke von 0,667; bis 0,661; u. 
Die Natur- 
Die Durchlässigkeit der Farbgläser nimmt etwas mit 
steigender Temperatur ab, und zwar hauptsächlich für 
die kürzeren Wellenlängen. 
des Glases von 20 auf 80° eine schwarze Temperatur 
wissenschaften 
Da aber bei Erwärmung 
von 1900° nur um 5° zu niedrig gemessen werden — 
würde, so ist der hierdurch hervorgerufene Fehler bei 
den gewöhnlichen Änderungen der Zimmertemperatur 
oO f=) + 
zu vernachlässigen. h 
Zur Ultraviolett-Photographie für astronomische 
Zwecke, z. B. Mondaufnahmen im ultravioletten 
Lichte, sind Nickelspiegel 
ihres größeren Reflexionsvermögens in diesem Spek- 
tralgebiet bedeutend überlegen. Sehr gute Nickelspiegel 
erhält man nun nach Angabe von R..W. Wood (Astrophys. 
J. 42, S. 365, 1915), wenn man auf Silberspiegel Nickel. 
aus einer Lösung von Nickelfluorborat elektrolytisch 
niederschlägt. Dies Verfahren ist auch für große Spie- 
gel anzuwenden. 
Zur Untersuchung der Schwingungsvorgänge im 
elektrischen Funken erzeugt man nach dem Vorbilde 
von Feddersen mittels eines rotierenden Hohlspiegels 
ein räumlich zerlegtes Bild desselben auf einer Matt- 
scheibe oder einer photographischen Platte. Damit 
das Funkenbild stets auf dieselbe Stelle fällt, benutzte 
man bisher eine mit dem Spiegel verbundene mecha- 
nische Kontaktvorrichtung. Viel sauberere Verhältnisse 
erhält man aber, wenn man den Funken durch einen 
ultravioletten Lichtstrahl auslöst, welcher mittels eines 
zweiten rotierenden Spiegels auf den negativen Pol 
einer Hilfsfunkenstrecke geworfen wird, die mit der 
eigentlichen Funkenstrecke in Serie geschaltet ist (W. 
O0. Sawtelle, Astrophys. J. 42, S. 163, 1915). Die bei- 
den Spiegel sind durch einen eisernen Rahmen starr 
miteinander verbunden und werden gemeinsam durch 
einen Elektromotor in schnelle Rotation versetzt. Bei 
den Versuchsbedingungen betrug die Bestrahlungszeit 
der Hilfsfunkenstrecke nur 10—® sec., wodurch erreicht 
wurde, daß die verschiedenen Funkenbilder innerhalb 
eines zehntel Millimeters zusammenfielen. Diese Vor- 
richtung wurde dazu verwendet, um über das Auftreten 
einzelner Linien im oszillierenden Funken Aufschluß 
zu erhalten. Zu dem Zweck wurde an die Stelle der 
photographischen Platte der Spalt eines Spektrographen 
gebracht, welcher auf die verschiedenen Teile des Fun- 
kenbildes eingestellt werden konnte. Die Superposition 
von etwa 100 Bildern ergab gute Photogramme. Bis 
jetzt ist die Methode nur zur Untersuchung des Cad- 
mium-Funkenspektrums verwendet worden. Dabei er- 
gaben sich charakteristische Unterschiede zwischen den 
Spektren am ursprünglich negativen Pol und in der 
Mitte des Funkens. An ersterem tritt zunächst das 
oszillierende Dublett 5379 und 5338 auf, dem in un- 
meßbar kurzer Zeit die kontinuierlichen Linien 4800 
und 4676 folgen, während die gleichfalls kontinuier- 
liche Linie 5059 erst in 3.10-% sec. Abstand 
erscheint. Die letzteren drei sind auch in der 
Mitte der Funkenstrecke beobachtet, sie dauern 
auch nach dem Abklingen der Schwingungen an und. 
sind hier viel heller als an den Polen; sie treten erst 
eine meßbare Zeit nach der Anfangsentladung auf und 
rühren von gliihendem Cadmiumdampf her; aus diesem 
Grunde dauert auch das Leuchten des Cadmiumfunkens — 
noch längere Zeit nach dem Aufhören der Schwin- — 
gungen an. 
G. Berndt, Berlin-Friedenau. 


Für die Redaktion verantwortlich: 
Dr. Arnold Berliner, Berlin W 9. 
Verlag von Julius Springer in Berlin W 9. — Druck von H.S. Hermann in Berlin SW. 

den Silberspiegeln wegen 
iu Di m mp In ee nl he ul ia ee 

