Heft al 
31. 3. 1916 
und Ausdehnungskoeffizient eines Gases einander 
und streben bei allen Gasen einem und demselben 
Grenzwerte zu, der nach jetziger Kenntnis !/yr3,ı = 
0,003 662 beträgt. Die hierauf gegründete Skale 
eines von den besonderen Eigenschaften der ver- 
schiedenen Gase befreiten, idealen Gases, zu der 
man theoretisch auch noch auf einem anderen 
Wege geführt wird, nennt man die thermodynami- 
sche Temperaturskale. Alle Thermometerprüfun- 
gen der Reichsanstalt sollen künftige grundsatz- 
lich auf diese thermodynamische Skale bezogen 
werden, deren Abweichung von den vorstehend ge- 
nannten gasthermometrischen, der Wasserstoff- 
bzw. Stickstoff- und Luftskale konstanten Volu- 
mens, für praktische Zwecke nicht mehr in Frage 
kommt. Die Untersuchungen über die thermo- 
dynamische ‘Temperaturskale sind zwar noch nicht 
abgeschlossen; noch kann sich der Verlauf der 
Skale bei weiterem Fortschritt der Wissenschaft 
etwas ändern; aber es wäre unangebracht, die Fest- 
setzungen der Grundlagen der praktischen 
Thermometrie von künftigen Forschungen ab- 
hängie zu machen, deren Abschluß vielleicht noch 
in weiter Ferne liegt. Es sind darum die obigen 
Bestimmungen über die Verkörperung der thermo- 
dynamischen Temperaturskale getroffen. 
Die Thermometrie geht damit denselben Weg 
wie vor ihr das Maß- und Gewichtswesen und die 
elektrische Meßtechnik. Meter und Kilogramm 
sollten ursprünglich der zehnmillionste Teil des 
Erdquadranten und die Masse eines Kubikdezi- 
meters Wasser im Zustande "größter Dichte sein. 
. Heute wissen wir, daß die Länge des Erdquadran- 
ten nicht 10 000 000, sondern 10 000 856 m beträgt 
und daß das Kilogramm die Masse von 
1,000 028 dm? reinen Wassers im Zustande größ- 
ter Dichte ist, beides Zahlen, die sich mit jeder 
neuen Gradmessung, mit jeder Vervollkommnung 
der Meßmethoden um Bruchteile von Einheiten 
der letzten angegebenen Stelle ändern können. 
Aus diesem Grunde denkt niemand daran, unsere 
Grundmaße zu verändern, das Meter um fast 
‘lo mm zu verlängern, das Kilogramm um 28 mg 
zu verkleinern, und es ist mehr als zweifelhaft, 
daß eine solche Korrektion in absehbarer Zeit 
vorgenommen werden wird. 
Die elektrischen Einheiten haben bereits solche 
Korrekturen erfahren; z. B. wurde der Wert des 
„legalen“ Ohm um etwa 3°/,, in das „internatio- 
nale“ Ohm geändert, und auch dieses scheint um 
etwa % °/oo gegen die absolute Definitionseinheit 
zu groß zu sein. Eine nochmalige Änderung der 
praktischen elektrischen Einheiten wird sich auf 


zahlreiche Fundamentaluntersuchungen stützen 
müssen. 
Quecksilberthermometer. Die internationale 
Wasserstoffskale und. die Luftthermometerskale 
wurden früher durch Quecksilberthermometer ver- 
körpert, welche ein für alle Male in fundamentaler 
Untersuchung durch direkte Vergleichung an das 
in seiner Handhabung unbequeme Gasthermometer 
angeschlossen waren. Um hierbei allgemein ver- 
Nw. 1916. 
Scheel: Normalthermometrie. 167 
wertbare Resultate zu erhalten, hat man zunächst 
die Quecksilberthermometer in sich fundamental 
zu untersuchen und jedes Thermometer, das ge- 
wissermaßen ein Individuum voller Launen und 
Tücken darstellt, seiner Besonderheiten zu ent- 
kleiden. Das ideale Quecksilberthermometer soll 
auf der Röhre (Stabthermometer) gleichmäßig 
und ohne Fehler geteilt sein, soll ein vollkommen 
zylindrisches Kaliber besitzen, der Eispunkt soll 
bei 0 und der Siedepunkt bei 100 liegen und das 
Gefäß oder, wie man im gewöhnlichen Sprachge- 
brauch sagt, die Kugel soll durch äußeren und 
inneren Druck nicht beeinflußt werden. Dem Ge- 
brauch des Thermometers muß daher eine sorgfäl- 
tige Untersuchung der Teilung und des Kalibers 
vorangehen, die von 0 und 100 abweichenden 
Lagen des Eis- und Siedepunktes müssen bestimmt 
werden und es muß ermittelt werden, welchen 
Standunterschied ein äußerer oder innerer Über- 
druck am Thermometer hervorruft; beispielsweise 
zeigt ein Thermometer bei 100° in vertikaler 
Lage zufolge des Druckes der Quecksilbersäule 
auf das Gefäß um 0,1° niedriger als in horizon- 
taler Lage. Auf Grund dieser Untersuchungen 
sind Korrektionstafeln aufzustellen, die erlauben, 
die Angaben des Thermometers auf diejenigen im 
Normalzustande zu reduzieren. Bei KFinschluß- 
thermometern ist die verschiedene Wärmeausdeh- 
nung des Teilunesträgers und der Kapillare in 
Rechnung zu ziehen. Endlich hat man eine Er- 
scheinung zu berücksichtigen, die man thermische 
Nachwirkung nennt, und deren Größe von der Art 
der benutzten Glassorte abhängt. Die thermische 
Nachwirkung besteht darin, daß ein Thermometer- 
eefäß die Wärmeausdehnung, die es sowohl bei der 
Anfertigung durch Erhitzen in der Flamme, als 
auch später beim Gebrauch in höherer Temperatur 
erleidet, nicht sofort, sondern erst in einer 
asymptotisch zum Endzustand verlaufenden Ab- 
klingung verliert. Die langsame Abklingune tritt 
in einem Anstieg des Eispunktes, die Nachwirkung 
der vorangegangenen Erwärmung auf höhere Tem- 
peratur in einer Erniedrigung (Depression) des 
Fispunktes in die Erscheinung. Wie die thermi- 
sche Nachwirkung bei der Berechnung der Tempe- 
ratur aus den Angaben des Thermometers elimi- 
niert wird, darauf kann hier nicht eingegangen 
werden. Zweckmäßig ist es — und auch in den 
Prüfungsbestimmungen der Reichsanstalt ist es 
vorgeschrieben —, die Quecksilberthermometer aus 
einem Glase mit geringer thermischer Nachwir- 
kung herzustellen. Die Depression des Eispunktes 
nach Erwärmung auf 100°, die man vielfach als 
Maß für die thermische Nachwirkung ansieht, 
beträgt bei den gewöhnlichen Thüringer Gläsern 
oft mehr als 1°, bei den Jenaer Thermometer- 
eläsern (vgl. weiter unten) ist sie für 16™ auf 0,1, 
für 59Ul gar auf 0,05 ° herabgedrückt. 
Beriicksichtigt man alle individuellen Eigentüm- 
lichkeiten der Quecksilberthermometer, so zeigt 
sich das eigentlich selbstverständliche Resultat, 
daß die Abweichung vom Gasthermometer nur noch 
26 
