168 Scheel: Normalthermometrie. 
eine Funktion der Glassorte ist, mit anderen Wor- 
ten, dab Thermometer aus derselben Glassorte 
auch die gleiche Abweichung vom Gasthermometer 
besitzen. Diese Erkenntnis führte zu der Ansicht, 
daß man bei fundamental bestimmten Quecksilber- 
thermometern von einer für jedes Individuum zu 
wiederholenden mittelbaren oder unmittelbaren 
Vergleichung mit dem Gasthermometer überhaupt 
absehen könne und seine Aufmerksamkeit nur auf 
die dauernde Unveränderlichkeit der Glassorte 
richten müsse. 
In der Verfolgung dieses Gedankens wurden 
alle durch das internationale Maß- und Gewichts- 
bureau gelieferten Thermometer aus einer als 
brauchbar erkannten, in Frankreich. fabrikmäßig 
hergestellten Glassorte (dem verre dur) angefertigt. 
In Deutschland wurden in gemeinsamer Arbeit 
zuerst der Normal-Eichungs-Kommission, später 
der Reichsanstalt mit dem Glaswerk Schott und 
Genossen in Jena zahlreiche neue Glassorten er- 
schmolzen und auf ihr thermisches Verhalten 
untersucht. Die Frucht dieses Zusammenwirkens 
sind mehrere Thermometeregliser, unter denen als 
die hauptsächlichsten das Natronglas 16! (67,3 
Sı0s; 2,0 co EO) ZnO 2b Als Os 214-0 sNas Ox 
0276305 Mn>0,), das Borosilikatglas 59 IH 
(72,0% ae 12,0 BsOs; 5,0°A1.03; 11,0 NasO) und 
das Verbrennungsröhrenglas genannt sein mögen. 
Glas 5911 ist bis 500° brauchbar, 16!, das nur 
bis 300° untersucht ist, nahezu ebenso weit, das 
Verbrennungsröhrenglas bis etwa 550 °. 
Für noch höhere Temperaturen, bis 750°, sind 
mit Erfolg Quecksilberthermometer aus Quarz- 
glas verwendet worden. Quarzglas bietet den Vor- 
teil, nicht nur hohe Temperaturen aushalten zu 
können; man kann dies Material auch ohne Ge- 
fahr schroffen Temperaturwechseln aussetzen. 
Auch die thermische Nachwirkung des Quarz- 
glases scheint recht klein zu sein. 
Alle hochgradigen Thermometer, mit denen die 
normale Siedetemperatur des Quecksilbers (360 °) 
iiberschritten werden soll, werden, um ein Ver- 
dampfen des Quecksilbers zu verhindern, oberhalb 
des Quecksilberfadens mit einem indifferenten 
Gase, Kohlensäure oder Stickstoff, unter passen- 
dem Druck (bis zu 60 Atmosphären) gefüllt. 
Platinwiderstandsthermometer. Von allen in- 
dividuellen Eigentümlichkeiten des Quecksilber- 
thermometers ist das Widerstandsthermometer frei. 
Gebraucht wird nur ein Draht, für dessen Länge 
und Dicke man einen beträchtlichen Spielraum 
hat. Bezüglich der Gleichmäßiekeit des Draht- 
querschnittes (Kaliber) werden Anforderungen 
nicht gestellt. Der Draht wird elektrisch aus- 
gegliiht und lose auf ein Glimmerkreuz, die ein- 
zelnen Windungen gegeneinander durch Luft 
isoliert, aufgewickelt. Über das Ganze wird zum 
guferen Schutz ein lingeres Glas- oder Porzellan- 
rohr geschoben, durch welches die mit den Enden 
des Widerstandsdrahtes verbundenen Zuleitungs- 
drähte nach außen geführt werden. Einschmelzen 
des Drahtes in Quarzglas, wie es zur Verbesserung 







[ Die Natur- 
wissenschafte re 
des schnellen Einstellens des Thermometers aud 
eine höhere oder tiefere Temperatur neuerdings 
häufig vorgenommen wird, ist für die Zwecke der 
Normalthermometrie zu verwerfen. Ein solches 
Widerstandsthermometer hat äußerlich eine ge 
wisse Ähnlichkeit mit dem Quecksilberthermo, 
meter und läßt sich ebenso wie dieses handhaben. 
Ein Unterschied besteht nur insofern, als .man 
am Quecksilberthermometer die Temperatur direkt — 
ablesen kann, während das Widerstandsthermo- | 
meter die Verwendung besonderer Meßinstrumente — 
(Galvanometer, Widerstandskästen u. a. m.) und 
einige Berechnungen erforderlich macht. 
Die Widerstandsmessung geschieht in der Nor- _ 
malthermometrie wegen des störenden Einflusses 
der Zuleitungsdrähte nicht in der Wheatstone- — 
schen Brückenschaltung. Der Widerstandsdraht — 
wird vielmehr hintereinander mit einem Normal- 
widerstand in einen Stromkreis geschaltet und es — 
werden die Spannungen an den Enden des Wider- 
standsdrahtes und des Normalwiderstandes ge- 
messen. Die gefundenen Spannungen verhalten 
sich dann wie die zu vergleichenden Widerstände. 
Diese Methode erfordert vier Zuleitungen zu — 
den Enden des Widerstandes, je eine auf jeder — 
Seite für die Zuführung des Stromes und für | 
die Abnahme der Spannung. 
Unter den verschiedenen Widerstandsmate- 
rialien haben sich Platindrähte (Durchmesser | 
< 0,1 mm) am besten bewährt. Fingehende Un- 
tersuchungen haben gezeigt, daß sich der Wider 
stand der Platindrähte, selbst solcher verschiede- — 
ner Herkunft, wenn sie nur einen gewissen Grad — 
chemischer Reinheit besitzen, zwischen — 40 und — 
+ 445° als Funktion der Temperatur durch eine 
quadratische Gleichung darstellen läßt. Man er- 
zielt also eine praktisch vollkommene Überein- — 
stimmung verschiedener Platinthermometer unter- E 
einander und mit dem Gasthermometer bzw. der 
thermodynamischen Skale, wenn man die Platin- 
thermometer an drei Punkten des genannten In- 
tervalles eicht. Das Platinthermometer ist also — 
auch in dieser Hinsicht dem Quecksilberthermo- — 
meter, das einen Anschluß an das Gasthermo- — 
meter an vielen Punkten verlangt, in hohem — 
Maße überlegen. q 
Nach Ermittlung des Eisschmelz- (Ry) und 4 
des Wassersiedepunktes (Rio) liefert die Beob- 
achtung des Widerstandes R bei einer Tempe-. 
ratur ¢ zunächst analog wie beim Quecksilber- und 
Gasthermometer die „Platintemperatur“ aa 
R— Ry 3 
t= 100 5° Pe oa 
100 — 4to 
woraus sich die Temperatur ¢ selbst als 
t= kn en 
berechnet. Die Konstante 6 wird durch Beob- 
achtung des Widerstandes beim Schwefelsiede- — 
punkt oder einem anderen der in der Bekannt- 
machung aufgeführten Fixpunkte ermittelt. 
Unterhalb des Schmelzpunktes des Quecksilbers 
