














Heft A 
31. 3. 1916 
' 
iN 
ändert sich der Widerstand des Platins langsamer, 
als es der zwischen — 40 und + 445° geltenden 
quadratischen Formel entspricht, welche schon 
die Temperatur der flüssigen Luft um 2° zu 
och ergibt. Immerhin ist aber das Verhältnis 
: Ry des Widerstandes bei einer tiefen Tempe- 
ratur zum Widerstand bei 0° für verschiedene 
- Platindrähte gleich, und man kann aus diesem 
Verhältnis nach den unter 2 in der Bekannt- 
machung der Reichsanstalt mitgeteilten Lite- 
raturangaben die Temperatur nach der thermo- 
dynamischen Skale ableiten. — Unterhalb 
—190° im Gebiete sehr tiefer Temperaturen 
herrschen noch Unsicherheiten; die wissenschaft- 
liche Durchforschung dieses Intervalls ist aber in 
regem Fluß. 
Temperaturen zwischen 450 und 1600°. Dies 
_ Intervall wird nur noch zum Teil (bis 1100) 
vom Gasthermometer sicher beherrscht. Es liegen 
zwar noch Messungen oberhalb 1100° vor, doch 
sind die Ergebnisse nicht mehr in vollem Fin- 
klang mit Messungen der Temperatur nach der 
radiometrischen Methode, von der weiter unten 
die Rede sein wird. Die Temperaturskale der 
Reichsanstalt erfaßt das Gebiet in seiner Gesamt- 
_ heit durch Aufstellung einer Reihe von Fixpunk- 
ten, den Schmelzpunkten von Antimon, Gold und 
Palladium, zwischen denen in Verbindung mit 
dem Schmelzpunkt des Cadmiums mit Hilfe eines 
Thermoelementes aus Platin und 10-prozentigem 
Platinrhodium interpoliert wird. 
Das Thermoelement aus Platin und Platin- 
- 
rhodium erfreut sich seit Jahren einer immer 
steigenden Verbreitung. Die Zahl der in den 
Jahren 1910 bis 1913 in der Reichsanstalt ge- 
prüften Instrumente betrug 897, 707, 813, 1072; 
die Mengen der ungeprüft hinausgegangenen Ele- 
mente dürften die vorstehenden Zahlen ganz er- 
_ heblieh übertreffen. — Die Drähte der Thermo- 
elemente werden jetzt von zwei deutschen Firmen 
in hervorragender Qualität, sowohl was Reinheit 
und Gleichmäßigkeit anbetrifft, hergestellt; .Stö- 
rungen der Messungen durch sekundäre, durch 
Inhomogenitäten der Drähte hervorgerufene 
Thermoströme treten kaum auf. Thermoelemente 
aus Platin und Platinrhodium scheinen daher in 
_ Verbindung mit Fixpunkten zur Verkörperung 
der Temperaturskale ganz besonders geeignet. 
Es hat nieht an Versuchen gefehlt, die Thermo- 
elemente aus Platin und Platinrhodium durch 
solche aus unedlen Metallen zu ersetzen. Für 
die Normalthermometrie kommen solche Elemente 
nicht in Frage. Für den praktischen Gebrauch 
haben sich bis 600, teilweise auch wohl bis 800 ° 
Elemente aus Silber und Konstantan, Nickel und 
Nickelstahl u. a. als verwendbar erwiesen... In 
höheren Temperaturen haben solche Kombi- 
--nationen, selbst wenn sie in der Form dicker 
Drähte oder Stäbe angewendet werden, infolge 
der Oxydation nur eine kurze Lebensdauer. 
Zum Anschluß der Thermoelemente an 
die Schmelzpunkte bedient man sich zweier 
ee 
Scheel: Normalthermometrie. 169 
Methoden. Besonders in tieferen Tempe- 
raturen werden die Metalle (Cadmium, 
Antimon) in Porzellan- oder Graphittiegeln 
im elektrischen Ofen niedergeschmolzen, und 
es wird nun durch Hineinsenken des durch 
überzogene Rohre geschützten Thermoelements in 
die schmelzende oder erstarrende Masse die 
Thermokraft des Klementes im Augenblick des 
Phasenwechsels nach der Kompensationsmethode 
bestimmt. In höheren Temperaturen wird das 
Schmelzmetall (Gold, Palladium) in Form dünner 
Drähte an den Ort der Lötstelle zwischen die 
beiden T’hermoelementdrähte geschweißt. Man 
beobachtet das Anwachsen der Thermokraft des 
Elementes, während sich die Schweißstellen mit 
dem Schmelzdraht in einem langsam aufgeheizten 
elektrischen Ofen befinden. Die unmittelbar vor 
dem Verschwinden der Spannung abgelesene 
Thermokraft entspricht der Schmelztemperatur 
des Drahtes. 
radiometrische Temperalurskala. Die zur 
Temperaturmessung verwendeten Strahlungs- 
gesetze sind nur für die von einer „schwarzen“ 
Fläche ausgehende Strahlung, die „schwarze“ 
Strahlung, gültige. Fine Fläche ist „schwarz“, 
wenn sie alle, die sichtbaren und die unsicht- 
baren Strahlen, absorbiert. Soweit die Fläche 
diese Eigenschaft nicht hat, wird auch die Tem- 
peraturbestimmung fehlerhaft. 
Als schwarze Strahlung kann die aus der engen 
Öffnung eines Hohlraumes austretende angesehen 
werden, dessen Wandungen gleichmäßig temperiert 
sind. Hochtemperierte technische Öfen liefern 
vielfach nahezu schwarze Strahlung. 
Die Temperatur eines schwarze Strahlung aus- 
sendenden Körpers läßt sich dadurch ermitteln, 
daß man einen homogenen Teil der Strahlung, ge- 
wöhnlich ein kleines Gebiet im roten Teile des 
Spektrums, mit einer bekannten. Lichtquelle photo- 
metrisch vergleicht. 
Im Pyrometer von [Holborn und Kurlbaum ist 
das Vergleichslicht eine Glühlampe von 4 Volt 
mit bügelförmigem Glühfaden, welche sich im 
Innern eines Fernrohrs befindet, dessen Objektiv 
am Orte des Glühfadens ein Bild der schwarzen 
Fläche entwirft; das Okular ist scharf auf den 
Faden eingestellt. Man reguliert nun die Hellig- 
keit der Lampe durch Veränderung ihrer Strom- 
stärke derart, daß der Bügel des Glühfadens auf 
der zu photometrierenden schwarzen Fläche ver- 
schwindet. Die Stromstärke der Lampe ist dann 
ein Maß für die Temperatur der schwarzen Fläche. 
Man kann die Stromstärke der Lampe in Tem- 
peraturen auswerten, d. h. die Lampe eichen, wenn 
man das Fernrohr auf die enge Öffnung sog. 
„schwarzer“ Körper richtet, das sind in be- 
sonderer Art gebaute Hohlkörper, welche elek- 
trisch geheizt werden. Die Temperatur dieser 
Körper wird gleichzeitig mit eingebauten Thermo- 
elementen gemessen. Die Skale des Holborn-Kurl- 
baumschen Pyrometers ist damit unmittelbar auf 
die Skale des Thermoelements und mittelbar auf 
