
250 
für Innenbeleuchtung verwandten glühenden 
Platindraht. Um Verbrennungen zu vermeiden, 
mußte er von einer in dem Instrument wirksamen 
Wasserspülung umflossen werden, eine Notwen- 
digkeit, die von vornherein dazu zwang, einen 
merklichen Teil des Rohrinnern für die Wasser- 
zu- und -abführung sowie die Stromleitung bereit- 
zustellen und nur den allerdings ansehnlichen 
— Rest für das abbildende System zu verwenden. 
Es wird später klar werden, wie diese, anfangs 
widerwillig ermöglichte Raumbeschränkung des 
Sehrohrs die Entwicklung des Operationskysto- 
skops erleichtert hat. 


Rein 
v. Rohr: Das Kystoskop. 
schematische Darstellung des wahren 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
„Der kurze Schnabel c stößt mit dem langen 
Teile, mit dem Körper a des Instruments, in 
einem stumpfen Winkel zusammen. Im Gegen- 
satz zum Urethroskop befindet sich die Licht- 
quelle, der Platindraht, im Schnabel und läßt 
seine Lichtstrahlen durch ein längliches, aus der 
Wandung desselben ausgeschnittenes Fenster aus- 
treten, das wieder durch eine dünne Scheibe von 
Bergkristall geschlossen ist. In seinem sonstigen 
Umfange hat der Schnabel doppelte Wandungen, 
zwischen denen das abkühlende Wasser zirkuliert. 
Der lange Teil, der Körper des Instruments, zylin- 
drisch, 6—7 mm stark, enthält vier, ihrer Form, 

(210) und des scheinbaren (210°) 
Gesichtsfeldes eines geradsichtigen Kystoskops. 



Der Deutlichkeit wegen überhöhte Darstellung 
| eens SE I 
der Hauptstrahlen in einem 
geradsichtigen Sehrohr von Nitze aus dem Jahre 1879. 


no 

Fig. 3. 
Die Weiterbildung seines Instruments führte 
Nitze 1878 nach Wien zu dem Instrumenten- 
bauer J. Leiter, und er stellte am 9. März 1879 
das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit einer Ver- 
sammlung von Fachmännern vor. Jetzt war dem 
Objektiv (s. Fig. 3) noch ein Spiegelprisma vor- 
geschaltet worden, da es sich im Laufe der vorbe- 
reitenden Arbeit herausgestellt hatte, daß eine 
Ablenkung des gesamten Gesichtsfeldes um 90° 
nach der Seite noch zweckmäßiger sei. Damit 
hatte Nitze die Grundanlage des optischen Systems 
gefunden, die spätere Bestrebungen zu und nach 
seinen Lebzeiten wohl verbessern, aber nicht 
mehr prinzipiell umgestalten sollten. Ein Teil 
der Nitzeschen Beschreibung sei hier nach dem 
Zitat in der Ringlebschen Monographie wieder- 
gegeben: 

Außenansicht des Kystoskops I aus der Wiener Zeit. 
Größe und Bestimmung nach verschiedene, durch 
dünne Scheidewände getrennte Kanäle. Drei der- 
selben sind eng, von ihnen dient der ‘eine zur 
Aufnahme des isolierten stromleitenden Drahtes, 
die beiden anderen dienen zur Wasserleitung und 
münden im Schnabel, in dem zwischen dessen 
doppelten Wandungen befindlichen W asserbehälter. 
Der vierte Kanal ist zylindrisch und hat bei wei- 
tem das größte Lumen, gegen 5 mm im Durch- 
messer. Durch diesen Kanal sieht man in die 
erleuchtete Blase hinein, in ihn wird der optische 
Apparat eingeschoben, der die Erweiterung des 
Gesichtsfeldes bewirkt. Aus der oberen Wandung 
dieses Kanals ist an seinem geschlossenen Ende, 
da, wo Schnabel und Körper des Instruments zu- 
sammenstoßen, ein quadratisches Feld ausge- 
schnitten und in diesen Ausschnitt ein rechtwink- 

Pere Fe ET oe 
AB 
Or 
