536 
strahlspektrum sehr kompliziert und ausgedehnt. Der 
Impulsstrahlung ist noch das Spektrum der charakte- 
ristischen Strahlung übergelagert. Dieses rührt da- 
her, daß die Antikathode durch das Auftreffen der 
Elektronen in der Weise erregt wird, daß Röntgen- 
strahlen ausgesandt werden, und zwar mit Wellen- 
längen, die für jedes Metall verschieden sind. Da die 
charakteristische Strahlung bei einer bestimmten Anti- 
kathode in ihrer Wellenlängenzusammensetzung unver- 
änderlich ist, so ergibt sich, daß die Spannungskurve 
der Röhre ein hinreichendes Maß für die spek- 
trale Zusammensetzung des Röntgenstrahlengemisches 
ist. — Bei der Bestimmung der Röntgenstrahlenmenge 
ist die Erzeugung von Sekundärstrahlen im Meß- 
instrument und in den menschlichen Zellen von größter 
Wichtigkeit. Es ist nachgewiesen, daß eine Zelle um 
so mehr angegriffen wird, je größer die Sekundär- 
strahlung in ihr ist und je jünger die Zelle ist. Es 
fragt sich, welche Arten von Sekundärstrahlen ent- 
stehen können. Es sind dies die zerstreute Strahlung, 
die sekundäre Röntgenstrahlung und die Korpuskular- 
strahlung. Die zerstreute Strahlung ist ihrer Natur 
nach mit den Primärstrahlen identisch, besitzt also 
auch Lichtnatur. Je härter die einfallende Strahlung, 
um so härter wird auch die zerstreute Strahlung sein. 
Die sekundäre Röntgenstrahlung ist eine Fluoreszenz- 
strahlung; mit steigendem Atomgewicht wird das Ver- 
hältnis der sekundären Röntgenstrahlung zur Primär- 
strahlung immer größer. Auch für sie gilt die aus 
der Optik bekannte Stokesche Regel: Ein er- 
regbarer Körper fluoresziert nur dann, wenn das 
erregende Licht kürzere Wellenlängen hat als das er- 
regte. Fällt ein Röntgenstrahl auf eine chemische 
Verbindung, so ist die Natur der sekundären Röntgen- 
strahlung nur’ durch die Natur der in dieser Bindung 
enthaltenen chemischen Elemente bestimmt und nicht 
durch die Art ihrer chemischen Bindung. Für unsere 
Betrachtung kommt hauptsächlich die Sekundärstrah- 
lung der Elemente in Betracht, die in den Substanzen 
enthalten sind, auf deren chemischen und physi- 
kalischen Veränderungen Röntgenstrahlenmeßeinrich- 
tungen aufgebaut sind, also Silber, Selen usw. Die se- 
kundäre Korpuskularstrahlung hat den Charakter der 
Kathoden- und ß-Strahlen. Sie ist sehr leicht absor- 
bierbar, ihre Geschwindigkeit ist um so größer, je 
härter die erzeugenden Röntgenstrahlen sind, und ihre 
Strahlenmenge ist um so größer, ie größer das Atom- 
gewicht der bestrahlten Substanz ist. Die sekundäre 
Korpuskularstrahlung hängt mit der sekundären Rönt- 
genstrahlung ebenso zusammen, wie die auf der Anti- 
kathode der Röntgenstrahlen erzeugte Röntgenstrah- 
lung mit der Kathodenstrahlung. — Es fragt sich, in 
welcher Weise die Sekundärstrahlen bei den Meßmetho- 
den der Qualität und Quantität der Röntgenstrahlen 
von Einfluß sind. Einige Härtemesser vergleichen die 
Durchdringungsfähigkeit einer Substanz verschiedener 
Dicke, z. B. einer Aluminiumtreppe oder eines Alumi- 
niumkeiles. Sie alle sind nur bei stets unveränderten 
Betriebsbedingungen brauchbar. Alle Methoden, die 
eine Schwärzung eines Silbersalzes benutzen, sind des- 
wegen unbrauchbar, weil bei ihnen im Silbersalz eine 
sekundäre Röntgenstrahlung entsteht, die je nach der 
Lage des Intensitätsmaximums im primären Réntgen- 
strahlenspektrum in mehr oder weniger großer Menge 
auftritt. Eine einwandfreie Bestimmung der Härte des 
Strahlungsgemisches ist daher nur durch eine Span- 
nungsmessung zu erreichen. Das Spektrum ist gegeben 
und hinreichend definiert durch die Spannungskurve 
an der Röhre. Eine andere Meßmethode bestände in 
Mitteilungen aus der Röntgentechnik. 
Betriebe. 
[ Die Natur- 
der Bestimmung des in der Physik gebräuchlichen Ab- 
sorptionskoeffizienten oder der mit ihm in enger Be- 
ziehung stehenden Halbwertsschicht. 
Bei den verschiedenen Meßmethoden der Dosimetrie 
ist die Größe der Einwirkungen der Röntgenstrahlen 
auf das Meßgerät durch die Anzahl der gebildeten 
Elektronen, also durch die Größe der sekundären Ka- 
thodenstrahlung bedingt. Da aber in den Silbersalzen 
eine selektive Absorption eintritt, so besitzen die auf 
Meß- 
der Schwärzung der Silbersalze aufgebauten 
methoden eine Fehlerquelle. Die Meßmethoden, welche 
die Tonisationswirkung der Strahlen ausnützen, haben 
mit einer konservativen Abneigung weitester Kreise 
der Röntgentechnik zu kämpfen. Und doch sind sie 
es gerade, die eine einwandfreie Messung ermöglichen. 
Der Sättigungsstrom in einer Jonisierungskammer ist 
unabhängig von der Härte der Strahlen und direkt der 
in der Volumeneinheit des Gases absorbierten Strahlen- 
energie proportional. Kennt man den Absorptions- 
koeffizienten des Gases, so kann man daraus eine Ge- 
samtenergie der Strahlen bestimmen. — Die Ver- 
suche, die verschiedenen Meßmethoden aufeinander zu 
beziehen und eine zahlenmäßige Relation zwischen den 
einzelnen Skalen aufzustellen, sind nur möglich, wenn 
die Reagenzkörper den Strahlen gegenüber ein voll- 
kommen gleiches Verhalten zeigen. Ein Vergleich 
der einzelnen Dosimeter ist deswegen unmöglich. 
Das Verhalten der Röntgenröhre im praktischen 
man sehr oft vom „Widerstand“ einer Röntgen- 
röhre. Dieser Begriff ist ein mehr gefühlsmäßiger- 
als exakt wissenschaftlicher, denn bei der Röntgen. 
röhre ist das Verhältnis von Spannung zu Strom- 
stärke kein konstantes, sondern von der Stromstärke 
abhängig. Die statischen Vorgänge, d. h. die Strom- 
und Spannungsverhältnisse bei stufenweiser Änderung 
dieser Größen, sind von H. Kröncke eingehend unter- 
sucht und in einer Anzahl von „statischen Charakte- 
ristiken“ verschieden harte Röntgenröhren festgelegt 
worden. Von P. Ludewig (Physikalische Zeitschrift 
Bd. 16, S. 438, 1915) wird versucht, auch fiir den 
Betrieb mit veränderlichem Strom Gesetzmäßigkeiten 
zu finden. Es mußte dazu zunächst die Frage ent- 
schieden werden, ob eine Hysteresiswirkung, d. h. eine 
Trägheitserscheinung der Vorgänge bei veriinderlichem 
Strom, wie sie sich z. B. beim Lichtbogen gezeigt 
hat, auch bei der. Röntgenröhre vorhanden ist. Als 
Ursachen für die Trägheitserscheinung können bei 
der Röntgenröhre erstens Temperaturschwankungen der 
Röhre in Betracht kommen. Die auf diese Ursache 
sich gründende Hysteresis wird nur bei langsam ver- 
laufenden Stromänderungen eine Rolle spielen. Zwei- 
tens wird auch die zeitliche Änderung der Ionisierung 
des Inneren der Röntgenröhre und zwar bei schnell 
verlaufenden Stromänderungen in Betracht kommen. 
Da man annehmen kann, daß bei einem bestimmten 
Betriebszustand Wärmeschwankungen der Röhre nicht 
eintreten, so wird nur die zweite Ursache von Bedeu- 
tung sein. P. Ludewig macht deswegen für die wei- 
teren Ausführungen folgende Annahmen: | 
1. Bei der Röntgenröhre ist eine Hysteresis vor- 
handen, die bei schnell verlaufenden Vorgängen 
zu beachten ist. 
Bei veränderlicher Spannung ist die Härte der 
von einer Röntgenröhre ausgesandten Strahlen 
in jedem Augenblick der an der Röhre liegenden 
Spannung proportional. 
3. Die Kurve der Spannung besteht aus einzelnen 
to 
wissenschaften . 
In der röntgentechnischen Literatur liest 

- 
| 
: 

‘a 


> 
