Heft a 
8. 9. 1916 

einem Gelatinefilm, der mit Methylorange gefiirbt war. 
Dieses Filter läßt etwa das Gebiet von 7000 bis 9500 
A. E. hindurchgehen, doch nimmt seine Durchlässigkeit 
u jenseits von 8300 A. E. sehr schnell ab, so daß sie bei 

In 

Vaal 
3 hierfür aus. 
Filter, das aus einer Kombination von drei Farbstoff- 
1% wässrige Lösung 
dient die dritte Lösung von Naphtholgrün; 
bessert ferner die Absorption im Gebiete von 3500 bis 
3900 A. E., wo die Undurchlässigkeit des Methylgriin 
_ sich etwas verringert und die des Chrysoidin nur sehr 
_ wenig ausgesprochen ist. 


10000 A. E. kaum 50% von der bei 8300 A. E. be- 
trägt. Für viele Zwecke ist auch störend, daß das 
äußerste sichtbare Rot nicht völlig zurückgehalten 
wird. Da Wood indessen mit den üblichen sensibili- 
sierten Platten des Handels arbeitete, welche nur bis 
etwa 8000 A. E. empfindlich sind, so reicht sein Filter 
Bedeutend bessere Resultate gibt ein 
lösungen in je 3 mm dicker Schicht besteht (@. Michaud 
und J. F. Tristan, Arch. de Genéve 41, S. 53, 1916): 
von Chrysoidin, 2% wässrige 
Lösung von Methylgrün und 1 90 bis 2 °/oo Lösung von 
Naphtholgrün. Das Chrysoidin absorbiert das Gebiet 
von 3700 bis 5300 A. E., läßt aber das Ultraviolett hin- 
durchgehen. Dieses wird nun vom Methylgrün zurück- 
gehalten, das auch noch das Gelb, Orange und Rot bis 
etwa 7200 A. E. absorbiert, welches die erste Lösung 
von 5300 Ä. E. ab passieren läßt; dieses absorbiert 
andererseits das Blau, das von der Methylgrünlösung 
- durchgelassen werden 
äußerste sichtbare Rot (und bei stärkerer Konzentra- 
würde. Um auch noch das 
tion selbst den Anfang des Ultrarot) zu unterdrücken, 
sie ver- 
Zu photographischen Aufnahmen mit diesen 
_ Strahlen dienen gewöhnliche photographische Platten, 
welche mit Alizarinblau S und Silbernitrat sensibili- 
siert sind und bis 10500 A. E. eine gute Empfindlich- 
_ keit aufweisen. 
Da diese langwelligen Strahlen wegen 
ihrer großen Wellenlänge in der Atmosphäre nur sehr 
- wenig zerstreut werden, so zeigen die mit dem an- 
gegebenen Filter 
10 km entfernten Objekten einen außerordentlichen 
_ Reichtum an Einzelheiten; dagegen erscheinen Photo- 
_— graphien mit orthochromatischen Platten 
nutzung eines Gelbfilters nur grau in grau. 
_ dings ist die Expositionszeit bei den ‚„Ultrarot“auf- 
ri nahmen außerordentlich groß; sie muß gegenüber der 
bei gewöhnlichen Aufnahmen benutzten, je nach der 
Konzentration 
10 000-fache gesteigert werden, so daß man für eine 
gemachten Aufnahmen von 8 bis 
unter Be- 
Aller- 
des Naphtholgriin, um das 600- bis 
sonnenbeschienene Landschaft etwa 4 Stunde rech- 
nen muß. Da das Chlorophyll für diese langen 
& Wellen ein sehr großes Reflexionsvermégen be- 
by sitzt (ganz im Gegensatz zu der starken Absorption 
rt zwischen den Linien B und CO), so erscheint die Vege- 
tation auf den Aufnahmen fast schneeweiß. Dieses 
starke Reflexionsvermögen scheint einen Schutz gegen 
übermäßige Erwärmung der grünen Pflanzenteile zu 
bieten. 
Als Ultrarotfilter, welches nur die ultraroten 
Strahlen, dagegen nicht die kürzeren Wellenlängen 
reflektiert oder hindurchläßt, eignet sich nach Unter- 
N suchungen von A. F. Gorton (Phys. Rev. 7, S. 67, 
_ Wasser 
1916) eine Glasplatte mit angerauhter Oberfläche, wie 
man sie durch Schleifen mit feinem Schmirgel und 
erhält. Empfehlenswert ist, auf derselben 
durch Kathodenzerstäubung einen Silberniederschlag 
zu erzeugen. Bei einem Einfallswinkel von 75° re- 
 flektiert sie 90% bei 4 u und nahezu 100% . bei 
noch längeren Wellenlängen, während ihr Reflexions- 
Physikalische Mitteilungen. 
555 
vermögen bei 1 u nur 10% und für das sichtbare 
Spektrum gar nur 5% beträgt. Ganz ähnlich sind 
die Resultate für die Durchlässigkeit eines Steinsalz- 
kristalls, dessen Oberfläche durch ein wenige Sekunden 
währendes Behauchen „angerauht“ ist. 
Durch Messung des Absorptionskoeffizienten der 
Gesamtstrahlung hatte Rutherford (s. Naturwissen- 
schaften Jahrg. 3, Nr. 42, S. 544) gefunden, daß die 
Maximalfrequenz der Röntgenstrahlen nicht linear 
mit der Spannung, sondern langsamer wächst und bei 
140 000 Volt ein Maximum erreicht. Aus Messungen 
der Energieverteilung im X-Strahlen-Spektrum bei kon- 
stantem Potential findet dagegen A. W. Hull (Phys. 
Rev. 7, S. 156, 1916), daß innerhalb der Beobachtungs- 
fehler von 3 bis 4% die Maximalfrequenzen der Span- 
nung proportional und durch die Quantenbeziehung 
e.V =h.vmax gegeben sind (e das Elementarquantum, 
V die Spannung, h die Plancksche Konstante, vmax die 
Maximalfrequenz) und keine Tendenz zeigen, bei höhe- 
ren Spannungen (bis zu 100 000 Volt) zurückzubleiben. 
Die von Rutherford gefundenen Abweichungen erklären 
sich daraus, daß die von ihm benutzte Absorptions- 
methode nicht die Maximalfrequenzen, sondern zu 
kleine Werte ergibt, deren Abweichung von den 
wirklichen Werten mit wachsender Spannung zunimmt. 
Auf Grund von seit 1908 in Cineinnati durch- 
geführten Versuchen über den radioaktiven Nieder- 
schlag aus der Luft auf ungeladene Drähte kommt 
S. J. M. Allen (Phys. Rev. 7, S. 133, 1916) zu dem 
Schluß, daß derselbe den in der stark rauchhaltigen 
Atmosphäre dieser Stadt in großer Menge befindlichen 
Rußteilchen zu verdanken ist, welche als Träger für 
ihn dienen. Der Niederschlag besteht aus einer 
Mischung verschiedener Zerfallsprodukte des Radiums, 
während die des Thors höchstens 10% ausmachen. 
Seine Menge entspricht im allgemeinen dem Rußgehalt. 
Die Aktivität ist von der Jahreszeit nur wenig ab- 
hängig; sehr gering ist sie nach andauerndem starken 
Regen. 
Zur Bestimmung sehr kleiner Kapazitäten von 
1 bis 2. cm benutzt W. C. Baker (Phys. Rev. 7, S. 112, 
1916) das folgende Verfahren: Er verbindet die ge- 
suchte Kapazität a mit einem auf das Potential V 
geladenen Plattenkondensator der Kapazität A’, trennt 
beide, entladet z und setzt dieses Verfahren n mal 
fort. Dann wird durch Änderung des Plattenabstandes 
von d’ auf d’’ die Kapazität des Vergleichskonden- 
sators auf einen solchen Wert A’ gebracht, daß sein 
Potential wieder den ursprünglichen Wert V hat. Es 
besteht dann die einfache Gleichung K’/(K’-+ x) = 
VErk'=ywjan, aus der sich a berechnet. 
Die Genauigkeit ist ziemlich groß, da nur die n-te 
Wurzel des Kapazitäts- bzw. Abstandsverhältnisses in 
die Rechnung eingeht. Man kann sie noch erhöhen, 
wenn man eine zweite Versuchsreihe anschließt, bei 
welcher man von A’ als Anfangskapazität ausgeht 
und wie vorher verfährt, da dann etwaige Fehler in 
der Potential- oder Abstandsbestimmung beidemal 
mit gleicher Größe, aber entgegengesetztem Vorzeichen 
auftreten und sich somit bei der Mittelbildung auf- 
heben. 
Versuche zur Feststellung des Einflusses der 
Magnetisierung auf die Absorption der Röntgen- 
strahlen im Eisen, wobei die Kraftlinienrichtung auf 
der der Strahlen senkrecht stand, hatten zu einem 
negativen Ergebnis geführt, obwohl eine Änderung von 
