570 
Ozonkonzentrationen nicht nur durch Anwendung 
stark komprimierten Sauerstoffs, sondern leichter 
durch Bestrahlung flüssigen Sauerstoffs im 
Quarzglasgefäß erhalten. Das Ozon weist man in 
der vergasten Substanz durch Jodkalium, in der 
Flüssigkeit durch die auf langwelliges Ultravio- 
lett ausgeübte Absorption nach. 
Prüfungen radioaktiver Präparate. 
Das radiologische Laboratorium war mit Prü- 
fungen stark in Anspruch genommen. Es wurden 
154 stark-radioaktive Präparate gemessen, deren 
Gesamtgehalt 3182 mg Radiumelement entsprach; 
darunter befanden sich 47 Mesothorpräparate mit 
einem Radiumäquivalent von 1412 mg. 
Optische Prüfungen. 
In dem optischen Prüfungslaboratorium wur- 
den nur 3 (gegen im Vorjahr 74) Hefnerlampen 
beglaubigt. Auch die Zahl der Normalkohlefaden- 
lampen hat beträchtlich, von 113 auf 20, abge- 
nommen. Dagegen befanden sich unter den 249 
geprüften Metallfadenlampen 168 Normallampen 
für photometrische Zwecke. Die starke Ver- 
minderung der Kohlefadenlampen wird bedauert, 
weil sich erfahrungsgemäß Kohlefadenlampen zu 
Normallampen besser eignen als Metallfaden- 
lampen. Einen verhältnismäßig großen Zeitauf- 
wand erforderte die Dauerprüfung von 70 Metall- 
faden-Zwerglampen für Taschenbatterien (zu 
3,5 Volt und etwa 0,2 Amp.), die von 5 verschie- 
denen Firmen eingereicht waren. Die Lebens- 
dauer der Lampen lag zwischen 5 und mehr als 
255 Brennstunden. Die Anfangslichtstärke in 
Richtung der Lampenachse lag bei einer Reihe 
zwischen 1,1 und 0,3, ‘bei den übrigen Reihen 
zwischen 2,8 und 1,1 HK. Diejenige Reihe, 
welche die kürzeste Lebensdauer besaß, brannte 
mit einer durchschnittlichen Beanspruchung von 
1,0 Watt auf 1 HK mittlere räumliche Licht- 
stärke. Bei der Reihe mit der größten Lebens- 
dauer betrug diese Beanspruchung 2,2 Watt auf 
1 HK. — Von weiteren Prüfungen werden solche 
an 33 Spiritusglühkörpern in Dauerprüfung, an 
einer Hängegasglühlichtlampe in Verbindung mit 
2 Zylindern und: von 3 Saccharimeter-Quarz- 
platten genannt. Weiter wurde eine Glassorte 
auf ihr Lichtbrechungsvermögen, 5 Planparallel- 
platten auf Ebenheit und Parallelismus der 
Flächen, 3 Scherenfernrohrprismen und 5 Pano- 
ramafernrohrprismen auf Güte der Flächen und 
Richtigkeit der vorgeschriebenen Winkel unter- 
sucht. 
Leuchtmittelsteuergesetz. 
Die Priifungstatigkeit für Steuerbehörden ist 
gegen das Vorjahr stark zurückgegangen. 
Vereine. 
Von den mit photometrischen Fragen be- 
trauten Kommissionen, in denen die Reichsanstalt 
vertreten ist, sind nur der von der Lichtnormalien- 
‘kommission des Verbandes Deutscher Elektrotech- 
niker eingesetzte Arbeitsausschuß und diese Kom- 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1915. [ 
Die Natur- 
wissenschaften 
‘mission selbst zusammengetreten. In der Haupt- 
sache handelte es sich in diesen Sitzungen um 
Stellungnahme zu dem von der Kommission III 
der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesell- 
schaft gefaßten Beschluß betreffend die Be- 
wertung von Lichtquellen. 
hierüber ist bisher nicht erzielt worden. 
Wissenschaftliche Arbeiten. 
Über die wissenschaftlichen Arbeiten des Prü- 
fungslaboratoriums, die Lichtbrechung von Fluß- 
spat und Quarz sowie über Objektivuntersuchun- 
gen werden im Bericht in Einzelheiten gehende 
Mitteilungen gemacht, auf die hier verwiesen 
werden mag. 
Abteilung II für Elektrizität. 
Kontrolle der Normale. 
Die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der 
elektrischen Normale der Reichsanstalt ‘ist, wie 
alljährlich, so auch im Berichtsjahre durchgeführt. 
Die Prüfung der Widerstandsnormale hat gute 
Eine Verständigung 
Übereinstimmung mit früheren Messungen er- — 
geben, auch die Durchmusterung des Stammes 
der Normalelemente lieferte das Resultat, daß 
der Mittelwert dieser Elemente als unverändert 
angesehen werden kann. 
Warmekapazitat des Wassers. 
Die durch mehrere Jahre erstreckten Arbeiten 
zur Ermittelung der Wärmekapazität des Wassers 
sind zum Abschluß gebracht. Zu den von 5 zu 
5° fortschreitenden Messungen diente ein 50 1 
fassendes Kalorimeter, das aus einem allseitig ge- 
schlossenen Kupfergefäß von zylindrischer Form 
bestand; das Kupfergefäß war von einem allseitig 
geschlossenen Wassermantel umgeben. Beobachtet 
wurde die durchschnittlich 1,4° betragende Tem- 
peraturerhöhung des Wassers, welche durch eine 
gemessene elektrische Energie von etwa 300 Kilo- 
" 
u Di ach ke A an nn nm 
joule hervorgebracht wurde. Es wurden über das 
Temperaturintervall gleichmäßig verteilt 66 Ver- 
da der mittlere Fehler eines 
suche angestellt; 
Versuchs etwa 3,5.10-* betrug, so erscheint das 
Resultat auf einige Zehntausendstel sicher. — 
Die Wärmekapazität des Wassers läßt sich als 
Funktion der Temperatur darstellen durch die 
Formel 
A = 4,204 77 — 0,001 768 t + 0,000 026 44, #2. 
Hieraus ergibt sich der Wert der Wärmekapazität 
bei 15° zu 4,1842 Joule/Gramm X Grad; das Mi- 
nimum der Wärmekapazität liegt bei 33,5 °. 
Wärmeleitung der Metalle. 
Die im vorjährigen Bericht erwähnten Ver- 
suche über die Wärmeleitung der Metalle sind 
fortgesetzt und theoretisch verwertet worden. 
Vibrationsgalvanometer. 
Es wurden theoretische Betrachtungen dariiber 
angestellt, wie fiir eine gegebene Schaltungs- 
anordnung der Vibrationsgalvanometer die größte 
Empfindlichkeit erzielt werden kann. Es ergibt 

