a 




FERIEN 




Seay: rape 
Bite Tt > yeep 
i. De 
% 
tea RR 
Heft 38. | 
22. 9..1916 
sich aus diesen Betrachtungen, daß der aperio- 
dische Grenzfall der Dämpfung die günstigsten 
Resultate liefert, vorausgesetzt, daß zur Er- 
reichung dieses Zustandes Luft- und Wirbelstrom- 
dämpfung nach Möglichkeit vermieden werden. 
Man erhält ganz analoge Gleichungen für die 
Empfindlichkeit wie bei den Gleichstromgalvano- 
metern, nur sind natürlich im vorliegenden Falle 
außer dem Ohmschen Widerstand auch die Strom- 
frequenz sowie die Kapazitäten und Induktivi- 
täten der Schaltung zu berücksichtigen. Die 
Form der Stromkurve dagegen ist wegen der Ab- 
stimmung des Galvanometers auf eine bestimmte 
Frequenz meist nur von geringem Einfluß. 
Amperesche Molekularströme. 
Der Bericht erwähnt dann die Methode zum 
Nachweis der Ampereschen Molekularströme, 
welche Einstein als Gast der Reichsanstalt aus- 
gearbeitet hat. Über diese Methode ist bereits 
in dieser Zeitschrift 3, 237—238, 1915 Näheres 
mitgeteilt. 
Starkstromlaboratorium. Prüfungstätigkeit. 
Die Prüfungstätiekeit des Starkstromlabora- 
toriums erstreckte sich im wesentlichen auf die 
gleichen Gegenstände wie in den Vorjahren: Meb- 
apparate der verschiedensten Art, Generatoren 
und Motoren, Isolationsmaterialien und Apparate 
zur Fortleitung und Verteilung elektrischer Ener- 
gie u. a.m. Zwölf neue Bekanntmachungen über 
Prüfungen und Beglaubigungen durch die Elek- 
trischen Prüfämter sind herausgegeben. Die Zahl 
der der technischen Kontrolle der Reichsanstalt 
unterstellten Prüfämter hat sich nicht geändert, 
doch ist die Prüfungsbefugnis des Elektrischen 
Prüfamtes Hamburg auf Wechselstrom und Dreh- 
strom bis zu 200 Amp. und 10000 Volt erweitert 
worden. 
Wissenschaftlich-technische Untersuchungen. 
Die wissenschaftlich-technischen Untersuchun- 
gen des Starkstromlaboratoriums betreffen meist 
sehr spezielle Probleme und dürften darum dem 
Interesse der Leser dieser Zeitschrift ferner liegen. 
Es mag genügen, sie hier kurz aufzuzählen. Die 
Arbeiten beschäftigen sich mit der Drehmoments- 
kurve von Gleichstrommotorzihlern, mit theo- 
retischen Untersuchungen über Kettenleiter, wo- 
bei man unter Kettenleitern Gebilde versteht, 
welche die Eigenschaften von elektrischen Lei- 
tungen schematisieren. Weitere Untersuchungen 
haben sich mit den Eigenschwingungen von Ket- 
tenleitern befaßt und im Zusammenhang damit mit 
der Ausbildung von Methoden zur Messung der 
_Winkelfehler von Präzisionswiderständen und mit 
der Herstellung solcher Widerstände zwischen 0,01 
und 1000 Ohm. mit sehr kleinem Winkelfehler. 
Andere Arbeiten betreffen die Berechnung von 
Schaltvorgängen in elektrischen Stromkreisen, 
Verwendung von Kondensatoren als Schutz gegen 
Ausschaltspannungen bei Gleichstrommaschinen 
hoher Spannung und bei Drosselspulen, Messung 
Nw. 1916 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1915. 571 
und Berechnung der Streuung, Messung des elek- 
tromagnetischen (Poyntingschen) Energieflusses 
und des lokalen Eisenverlustes, Berechnung des 
Wechselstromwiderstandes von gerad ausgespann- 
ten Litzen und von kurzen Spulen aus Litze. 
Schwachstrom- und Magnetisches Laboratorium. 
Das Schwachstrom- und das magnetische La- 
boratorium waren in üblicher Weise mit Prü- 
fungen, allerdings in geringerem Umfange als 
früher, beschäftigt. Im letztgenannten Labora- 
torium konnten auch einige wissenschaftlich-tech- 
nische Untersuchungen zum Abschluß gebracht 
werden. Es gelang an einem Elektrolyteisen durch 
thermische Behandlung die Gestalt der Magneti- 
sierungskurve willkürlich zu beeinflussen; durch 
Glühen mit nachfolgendem langsamen Abkühlen 
erzielte man eine sehr steile Hystereseschleife mit 
großer Remanenz, hoher Maximalpermeabilität, 
aber auch verhältnismäßig großer Energiever- 
geudung, durch Abschrecken eine sehr schräg ver- 
laufende Hystereseschleife mit kleinerer Rema- 
nenz, kleinerer Energievergeudung, aber auch er- 
heblich geringerer Maximalpermeabilität; rasches 
Abkühlen ergab Zwischenwerte. Im Laufe der 
Versuche zeigte sich schließlich, daß die beiden 
benutzten Proben Elektrolyteisen nach und nach 
fast alle Hysterese verloren, so daß nach rascher 
Abkühlung Koerzitivkraft und Remanenz auf we- 
niger als !/ıo ihres ursprünglichen Betrages ge- 
sunken waren, während die Maximalpermeabilität 
immer noch einen hohen Wert besaß. Ferro- 
magnetisches Material mit so hoher Permeabilität 
und so geringer Hysterese, welches bis jetzt einzig 
in seiner Art ist, dürfte sich in hervorragendem 
Maße zur Verwendung in Meßinstrumenten eignen, 
die bisher wegen des störenden Einflusses der 
Hysterese eisenlos gebaut werden mußten. — Ver- 
suche, auch bei möglichst reinem, gewöhnlichem 
oder legiertem Eisenblech durch häufige Wieder- 
holung von Wärmezyklen eine ähnliche Verringe- 
rung der Hysterese zu erzielen, mißlangen voll- 
ständig. 
Abteilung Ill für Wärme und Druck. 
Druckwage. 
Die Eichung einer Druckwage bis 100 at, die 
stufenweise mit Hilfe einer zweiten Druckwage 
und eines Quecksilber-Differential-Manometers 
von 12 m Länge durchgeführt wurde, ergab, dab 
die Konstante des Instrumentes innerhalb des 
untersuchten Bereichs keine Änderung erfährt; 
sie besitzt hier innerhalb der Fehlergrenze der 
Messungen den für den Druck von 16 at er- 
mittelten Wert. Aus Beobachtungen mit der 
Druckwage konnte ferner erschlossen werden, daß 
die Verwendung eines Stempels von 0,24 qem 
Querschnitt die gleiche Sicherheit gewährt wie 
diejenige des bisher benutzten Stempels von 1 gem. 
Der dünnere Stempel bietet aber den Vorteil, 
daß die Menge des austretenden Öles entsprechend 
dem kleineren Umfang des Stempels geringer ist. 
83 
