572 Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1915. | 
Spezifisches Gewicht von Argon. 
Eine neue Beobachtung des spezifischen Ge- 
wichtes von Argon ergab den Wert 0,001 783 76, 
woraus sich das Molekulargewicht des Gases zu 
39,945 berechnet. 
Schmelzpunkt des Wismuts. 
Der Schmelzpunkt des Wismuts wurde an 
800 g Kahlbaumschen Metalls, das sich in einem 
Glasrohr unter Paraffin befand, gemessen. 
Schmelzpunkt und Erstarrungspunkt zeigten 
keinen Unterschied; sie lagen im Mittel bei 
211,08. 
Temperaturskale. 
_ Für die Temperaturskale, welche den Thermo- 
metereichungen zugrunde liegt, sind neue’ Fest- 
setzungen ausgearbeitet worden. Bei ihnen war 
der Gesichtspunkt maßgebend, daß die Skale 
nach Möglichkeit durchweg der thermodyna- 
mischen entsprechen soll. Da diese jedoch mit 
dem Fortschritt der Wissenschaft noch kleine 
Änderungen erfahren kann, so ist für die Eichun- 
gen eine Skale notwendig, die besonders durch 
eine Reihe von Fixpunkten festgelegt ist. Die 
neuen Vorschriften sind veröffentlicht und in 
dieser Zeitschrift 4, 165—170, 1916, besprochen. 
Elastische Hysteresis. 
Elastische Deformationsschleifen, wie sie sich 
u. a. auch beim Aneroid zeigen, müssen durch 
elastische Nachwirkung entstehen, werden aber 
auch bei sehr langsamem Tempo der Deformations- 
änderung beobachtet, was man durch die An- 
nahme erklärt hat, daß zu der elastischen Nach- 
wirkung eine elastische Hysteresis, also ein von 
der Zeit unabhängiger Vorgang hinzutritt. Der 
von der elastischen Nachwirkung abhängige Teil 
der Schleife läßt sich nach der Boltzmannschen 
Theorie aus dem gewöhnlichen Nachwirkungsver- 
such berechnen, bei welchem man die zeitliche 
Zunahme der Deformation unter Einwirkung 
eines bestimmten deformierenden Zwanges beob- 
achtet; der Rest rührt dann von der Hysteresis 
her. Durch Anwendung dieser Methode auf die 
Biegung von Lamellen ergab sich, daß die Schleife 
bei hartem Neusilber zu °/1o, bei Ebonit zur Hälfte 
von elastischer Hysteresis herrührt. 
Prüfungstätigkeit. 
Die Prüfungstätigkeit der Abteilung erstreckte 
sich auf 6607 Ausdehnungs-, 279 elektrische und 
optische Thermometer, 21 Instrumente für Druck- 
messung, 154 Apparate zur Untersuchung des 
Erdöls und 37 Gegenstände verschiedener Art. 
In den unter der Kontrolle der Reichsanstalt 
stehenden Thermometerprüfungsanstalten wurden 
in Ilmenau 383 323 ärztliche (gegen 183 323 im 
Vorjahr) und 1379 andere Thermometer geprüft. 
In Gehlberg war die Zahl der geprüften ärztlichen 
Thermometer von 60763. im Jahre 1914 auf 
104 028 im Jahre 1915 gestiegen. 
Die Natur- 
wissenschaften 
Neue. Thermometergläser. 
Die Untersuchung neuer Thermometergläser 
ist fortgesetzt und bis auf die eines einzigen zum 
Abschluß gebracht worden. Dies letztgenannte 
Glas ist hochschmelzbar, wahrscheinlich bis 700° 
brauchbar und gut verarbeitungsfähig. 
Ausdehnung von Glaszylindern. 
Die beantragte Ermittlung der Ausdehnung 
von zwei Sorten Glaszylindern für Spiritusglüh- 
licht wurde nach zwei Methoden ausgeführt. 
Einerseits wurden aus den Zylindern Stäbe von 
etwa 22 em Länge geformt, deren lineare Aus- 
dehnung relativ zu Quarzglas zwischen Zimmer- 
temperatur und 200° gemessen wurde. Anderer- 
seits wurden aus den Zylindern Dilatometer ge- 
blasen und deren kubische Ausdehnung zwischen 
0 und 200° mit Quecksilber als Füllflüssigkeit 
ermittelt. In derselben Weise wurde zum Ver- 
gleich die Ausdehnung des Glases der im Handel 
erhältlichen Gasglühlichtzylinder einer dritten 
Firma gemessen. Die Resultate sind in der fol- 
eenden Tabelle zusammengestellt. 
Lineirer Ausdehnungskoeffizient zwischen 18° 





und 200°. 
as Am Glasstab |Am Dilatometer| - Mittel 
semessen gemessen 
I 4,7 1076 5,2-10-6 5,0: 10 
II 6,7100 6,5106 6,6 106 
III 4,0.10—6 3,8.10-6 3,9: 10-6 

Alle drei Glassorten zeigen demnach einen un- 
gewohnlich kleinen Ausdehnungskoeffizienten. 
Aräometer für fliissige Luft. 
Auf Ersuchen eines staatlichen Bergwerks- 
betriebes, welcher eine leicht ausführbare Messung 
des Sauerstoffgehaltes der flüssigen Luft 
wünschte, hat eine Berliner Firma Skalenaräo- 
meter für flüssige Luft hergestellt, zu denen die 
Reichsanstalt nach Messungen an Versuchsinstru- 
menten die Mutterskale lieferte. Einige fertige 
Aräometer wurden geprüft. 
Vakuummantelgefäbe aus Porzellan. 
Ebenfalls von staatlichen Bergwerksbetrieben 
ist die Herstellung von Vakuummantelgefäßen 
aus Porzellan verlangt worden, die vor solchen 
aus Glas den Vorzug der größeren Haltbarkeit 
besitzen. Von der Kel. Porzellanmanufaktur her- 
gestellte Probegefäße sind in der Reichsanstalt 
evakuiert und untersucht worden. Die Gefäße 
haben sich als dicht erwiesen und lassen sich, 
selbst ohne Erhitzung, gut und schnell auspumpen, 
wenn sie auch im Mantelraum glasiert sind. Es 
ist gelungen, das die Verbindung zur Pumpe ver- — 
mittelnde Ansatzröhrchen aus Porzellan nach dem 
Evakuieren des Gefäßes im Knallglasgebläse gas-- 
dicht abzuschmelzen. Die Gefäße konnten durch 
Versilberung des Vakuummantels in der bei Glas- 
gefäßen üblichen Weise erheblich verbessert wer- 

