

a; 

suchungen und Verbesserungen. 
TU NEE 
~ einstellen zu können. 
Heft 38. 
22. 9. 1916 
den. — Zwei Gefäße, eines unversilbert, das andere 
versilbert, von 10% em lichter Weite und 40 em 
Tiefe wurden in der Weise untersucht, daß man 
sie mit je 400 g flüssiger Luft beschickte und 
die Zeiten bestimmte, in denen je 50 & Luft ver- 




dampften. Es ergab sich: 
Zeit beim 
Abnahme ni ER 
BE} anver- PEGI N 
der flüssigen Silberten versilberten versilberten 
Luft Porzellan- 2 
: Porzellan- cofih Glasgefäß 
gefäß 

von 550 auf 3008| 15 Minuten | 32 Minuten | 69 Minuten 
pee 00m 22008) 717 5 37 ‘ 75 ; 
OO) a 200!) 19 ‘, 43 > fi) 5 



Zum Vergleich sind die entsprechenden Zeiten 
für ein gut versilbertes Glasgefäß von 12 cm 
lichter Weite und 25 em Tiefe angegeben. — Im 
versilberten Porzellangefäß verdampfte eine 1 cm 
hohe Flüssigkeitsschicht in etwa 1 Stunde, im 
versilberten Glasgefäß in etwa 2 Stunden. 
Präzisionsmechanisches Laboratorium und 
Werkstatt. 
Prüfungstätigkeit. 
Die Prüfungstätigkeit des Präzisionsmecha- 
nischen Laboratoriums erstreckte sich auf Tei- 
lungen auf Glas, Messing und Nickelstahl, ferner 
auf Endmaße, Leitspindeln, Stimmgabeln, Tacho- 
meter, Zentrifugen und Sphärometerringe. 
Wissenschaftlich-technische Untersuchungen. 
Die wissenschaftlich-technischen Untersuchun- 
gen des Laboratoriums konnten aus äußeren Grün- 
den nur wenig gefördert werden. Dagegen gaben 
die laufenden Prüfungen Anlaß zu einigen Unter- 
So wurden Ver- 
suche angestellt, Stimmgabeln durch Anblasen mit 
komprimierter Luft dauernd in Schwingungen zu 
erhalten, was auch schon von anderer Seite auf 
andere, weniger vollkommene Weise erstrebt war. 
Der pneumatische Antrieb gelang bei Gabeln bis 
zu etwa 200 Schwingungen sofort, wenn man die 
Luft aus einer kreisrunden Öffnung von ca. 4 mm 
Durchmesser gegen das Ende einer Zinke strömen 
ließ. Die Öffnung war am Fußende einer fein- 
gängigen Schraube angeordnet, um die wirksame 
Entfernung zwischen Zinke und Öffnung bequem 
Planmäßige Versuche zeig- 
ten, daß der pneumatische Antrieb gegenüber dem 
bisher benutzten mittels WViolinbogen größere 
Schwingungszahlen ergibt. Die so erhaltenen 
Unterschiede überschritten sogar in den meisten 
Fällen die bisher bei absoluten Messungen von 
Schwingungszahlen angegebene Unsicherheits- 
erenze. Bei dieser Gelegenheit wurde zugleich 
gefunden, daß die Befestigungsart der Gabel 
gleichfalls von erößerem Einfluß ist, als bisher 
angenommen wurde. 
Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1915. 
573 
Reineckersche Meßmaschine. 
Die zur Vergleichung von Endmaßen dienende 
Reineckersche Meßmaschine arbeitet in der Weise, 
daß sich das Endmaß auf der einen Seite mittel- 
bar gegen eine mit Flüssigkeit gefüllte und mit 
Meßrohr versehene Dose legt. Einer Verschie- 
bung des beweglichen Meßanschlags um 1 u = 
0,001 mm entspricht eine Niveauänderung der 
Flüssigkeitssäule im Steigrohr um rund 7 mm. 
Da sich beim Arbeiten mit dieser Meßdose vielfach 
Unregelmäßigkeiten zeigten, die wahrscheinlich 
auf elastischen Störungen in der stählernen Dosen- 
membran beruhen, so wurde die Meßdose durch 
einen optischen Fühlhebel ersetzt. 
Lange Leitspindel. 
Durch den Antrag auf Prüfung des Gewindes 
einer besonders langen Leitspindel (7,8 m Ge- 
windelänge, 9,2 m Gesamtlänge) wurde Anlaß ge- 
geben, hierfür besondere Einrichtungen zu tref- 
fen, da ein Komparator von entsprechenden Aus- 
maßen selbstverständlich nicht zur Verfügung 
stand. Die Einriehtung beruht auf der schritt- 
weise vor sich gehenden Übertragung einer be- 
stimmten Anzahl von Gängen auf einen gleich- 
falls schrittweise parallel zur Spindel verschobe- 
nen Stahlstab mittels eines auf die Leitspindel 
selbst aufgesetzten ReiBerwerkes. Die so auf dem 
Stahlstab erhaltenen Strichintervalle werden auf 
dem Komparator metrisch ausgewertet. 
Werkstatt. 
In der Werkstatt wurden neben laufenden Ar- 
beiten für die Bedürfnisse der Anstalt neue Appa- 
rate in größerer Anzahl teilweise nach besonders 
angefertigten Konstruktionszeichnungen gebaut. 
Chemisches Laboratorium. 
Normierte Metalle. 
Obwohl man auf die technische Herstellung 
der chemischen Elemente im Zustande absoluter 
Reinheit von vornherein verzichten muß, bleibt 
die wichtige Aufgabe bestehen, dieselben der 
wissenschaftlichen Forschung in möglichst großer 
Reinheit zugänglich zu machen, wobei eine 
analytische Definierung des Reinheitsgrades eine 
ergänzende Forderung ist. Auf Grund mannig- 
facher Erfahrungen auf diesem Gebiete strebt die 
Reichsanstalt die Einführung ,,normierter Me- 
talle“ in den Handel an und hat zunächst mit 
der Firma ©. A. F. Kahlbaum ein Abkommen 
nach dieser Richtung getroffen. Die Firma hat 
es übernommen, einzelne wichtige Metalle in be- 
sonders großer Reinheit und ansehnlicher Masse 
herzustellen und nach genauer, von der Reichs- 
anstalt vorzunehmender Untersuchung in kleinen 
Packungen unter Beifügung von Prüfungs- 
scheinen der Reichsanstalt an Interessenten käuf- 
lich abzugeben. Es wird sich dabei ausschließ- 
lich um Erzeugnisse der vierten Reinigungs- 
