682 
sen und mit einer Skala von Farbenflecken ver- 
gleichen, deren Größe, je nach den verschiedenen 
Werten in Hg-Druck, experimentell abgestuft sind. 
Das Verfahren ist, wie man sieht, etwas kom- 
pliziert, und die Ergebnisse sind kaum sehr genau. 
Das richtige Prinzip eines Tonometers mud 
ja sein, daB ein mit einem Lot belasteter Zapfen 
frei auf der Kuppe der Hornhaut stehen kann 
und daß der Eindruck, den die Hornhaut dadurch 
empfängt, genau gemessen wird. Durch experi- 
mentelle Untersuchungen muß sodann bestimmt 
werden, welchen Druckhöhen in mm Hg die ver- 
schiedenen Eindrücke entsprechen. Dies ist das 
Prinzip, auf dem mein Tonometer gebaut ist. 
Mein erster Apparat war sehr kompliziert; ver- 
mittels eines Ballons wurde Luft gleichzeitig in 
ein Manometer und ein kleines Kästchen ge- 
preßt, wodurch der Zapfen herabgedrückt wurde. 
Bei einem konstanten Eindruck von 0,5 mm trat 
ein elektrischer Kontakt mit der Folge ein, daß 
das Manometer geschlossen, das Kästchen aber 
geöffnet wurde. Ein viel zu umständlicher Appa- 
rat, um- praktisch zu sein. 
Der endgültige und nunmehr - gebräuchliche 
Apparat ist, wie man aus der beigefügten Zeich- 
nung ersehen kann, sehr einfach. Der 52 mm 
lange Zapfen mißt 3 mm im Durchmesser und 
gleitet in einem Zylinder mit einem Fußstück 
von 10 mm im Durchmesser, dessen Unterfläche 
konkav und zwar durch einen Radius von 15 mm 
geschliffen ist. 
Dies Fußstück wird auf die Mitte der anästhe- 
sierten Hornhaut gesetzt. Der Zylinder ist wie- 
derum von einem andern, ganz kurzen Zylinder 
umschlossen, an dessen seitlich angebrachten 
Armen man den ganzen Apparat halten kann. 
Ist nun der Apparat auf der Hornhaut ange- 
bracht und wird so gehalten, daß der äußere Zy- 
linder sich mitten am inneren befindet, so steht 
sowohl der innere Zylinder mit allem was er 
trägt, wie auch der Zapfen ganz frei auf der 
Hornhaut, und je nach seinem Gewicht und der 
Spannung des Auges wird ein stärkerer oder 
schwächerer Eindruck in der Hornhaut erzeugt. 
Am oberen Ende des Zapfens kann man näm- 
lich Lote verschiedener Schwere anbringen, doch 
immer so, daß das obere zugespitzte Ende frei 
hervorragt. 
Auf dieser Zapfenspitze ruht während des Ge- 
brauchs der kurze Arm eines ungleicharmigen 
Hebels, dessen Umdrehungspunkt sich an dem 
von dem inneren Zylinder getragenen Bogen be- 
findet. Auf demselben Bogen ist der T-förmige 
Ständer befestigt, der an seinem Querstück eine 
in 20 mm geteilte Skala trägt. 
Der ungleicharmige Hebel ist rechtwinklie. 
Der kurze, wagerecht liegende Arm ruht 4 mm 
vom Umdrehungspunkt, wie gesagt, auf der Zap- 
fenspitze; der senkrecht stehende lange Arm ist 
80 mm, also 20-mal so lang als der kurze Arm. 
Das Ende des langen Arms gleitet wie ein Zeiger 
an der Millimeterskala entlang; jede Bewegung 
Schiötz: Die Messung. des intraokulären Drucks. 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
des Zapfens auf- oder abwärts ist folglich 20-mal 
vergrößert an der Skala abzulesen. 
Der Apparat muß so eingestellt werden, dab 
der Zeiger, wenn das untere Ende des Zapfens 
ins Niveau der konkaven Fläche des ae 
hinaufgedriickt wird, am Nullende der Skala 
steht, und dies geschieht in der Weise, daß man 
das Instrument fest an ein dem konkaven Fub- 
stiick entsprechendes Metallstiick mit konvexer 
Fläche anpreBt. 
Setzt man nun das Tonometer auf eine an- 
ästhesierte Hornhaut und gibt der Zeiger z. B. 
einen Ausschlag von 5 mm, so hat der Zapfen 
einen Eindruck von 0,25 mm in der Hornhaut 
hervorgebracht. Ein Ausschlag von 10 mm würde 
einem Eindruck von 0,5 mm entsprechen usw., 
je kleiner die Spannung des Auges ist, desto grö- 

Ber der Ausschlag und umgekehrt, bis bei einer 
gewissen erhöhten Spannung kein Ausschlag mehr 
erfolgt; dann muß man ein schwereres Gewicht 
anbringen. 
Man hat Gewichte von 5,5 8, 7,5 g, © 
10 g und 15 g, d. h. die verschiedenen Lote mit 
Zapfen und Hebel stellen die 
wichte dar. 
Was nun die durch die verschiedenen Ge- 
wichte erzeugten Eindriicke in mm Hg-Druck be- 
deuten, das ist durch Versuche an toten Augen 
festgestellt worden. 
jemaligen Ge- 
Das Auge wurde mit einem Manometer in Ver- y 
bindung gebracht, und der jemalige Ausschlag — 
bei den verschiedenen Druckhöhen von 0 bis 
150 cm Wasserdruck ‘notiert. Die gewonnenen 
Ergebnisse beziehen sich natürlich eigentlich nur — 
auf das gemessene Auge. 
daß. die Ausschläge bei den verschiedenen Augen 
und denselben Druckhöhen nicht sehr variierten, 
Es zeigte sich jedoch, 
