

Meyerhof: Neue Versuche zur The 
einer . bestimmten Muskeltätigkeit gebildete 
Wärme in absoluten Einheiten zu messen, ohne 
daß man die Wärmeverluste der Apparatur zu ken- 
nen braucht. Es ist dazu nur noch nötig, den 
Widerstand des Muskels und die Stromstärke wäh- 
rend der Heizung genau zu bestimmen. Damit 
berechnet man die gebildete Joulesche Wärme, die 
nun mit der bei der Heizung erreichten maxima- 
len Ablenkung des Galvanometers verglichen 
wird; so gewinnt man eine genaue für die Ver- 
suchsanordnung gültige Beziehung zwischen Gal- 
vanometerausschlag und der im Muskel entstehen- 
den Wärmemenge und kalibriert damit die Aus- 
schläge der zugehörigen Reizversuche in absoluten 
Wärmeeinheiten. 
Das hier kurz - geschildette Veran haven 
‘nun Hill und Hartree in den neuesten Arbeiten 
so verfeinert, daß damit die Wärmebildung wäh- 
rend des Kontraktionsablaufs zeitlich analysiert 
werden konnte unter Trennung der drei Phasen 
des Einsetzens der Spannung, der Aufrechterhal- 
tung derselben und des Erschlaffungvorgangs. 

Fig. 1. Thermosäule nach Hill. X innere und äußere 
Lötstellen. A-und B Reizelektroden. 
Hierbei wurde bisher wesentlich nur das Ver- 
halten des Muskels bei der sogenannten isometri- 
schen Kontraktion untersucht, wo derselbe fest- 
gehalten wird bzw. an einer sehr starken Feder 
angreift, so-daß-er sich auf den Reiz hin unter 
Entwicklung starker Spannung so gut wie gar 
nicht verkürzen kann. Von der neuen Versuchs- 
-anordnung sei erwähnt, daß die beiden M. sartorii 
des Frosches an die inneren Lötstellen einer Ther- 
mosäule von der abgebildeten Form. (Fig. 1) bei- 
derseits angelegt werden. Diese Säule besitzt 50 
innere und 50 äußere Lötstellen von Gold-Silber- . 
Drähten, die durch eine dünne Schellackschicht 
isoliert und zu einer festen Platte vereinigt wer-. 
den. Die beiden äußeren Drahtzuführungen 
(Fig. 1 A und B) stellen die Reizelektroden dar. 
Die Säule mit den Muskeln kommt in eine luft- 
dichte Kammer, welche ihrerseits in ein mehrere 
Liter fassendes Dewargefäß gesenkt wird, das 
Wasser von der Versuchstemperatur enthält. 
Tiefe Temperatur (0°) ist wegen des verlangsam- 
ten Kontraktionsablaufs günstig. Als Meßinstru- 
ment diente ein Paschengalvanometer mit 26 asta- 
tischen Magneten von 10-1 Amp., das eben so- 
gebildet. 
wiedergegeben ist (Versuchstemperatur 0°). Di 
‚ mit so- verkleinerter Ordinate, daß ein Sr Be 





weit gedämpft wurde, um aperiodisch zu schwin- 
gen. Der Lichtzeiger des Spiegels wird auf: einer = 
rotierenden Trommel mit Bromsilberpapier photo- — 
graphiert. Zur Zeitmesgung wird der Lichtstrahl 
jede Sekunde unterbrochen (vgl. Fig. 5); ebenso - 
wird der Reizmoment durch eine Lichtlücke ab- 
Auch hier wird wieder anschließend 
eine-bzw. mehrere entsprechende Kontrollheiz- 
kurven mit dem in Chloroformdampf getöteten 
Muskel aufgenommen, die nun sowohl zur Be- 
rechnung der absoluten Wärmemenge als zur Ana- | 
lyse der Temperaturkurve der vorhergehenden 5 
Reizversuche benutzt werden. eo 
- Werden nun die photographischen Kurven um 
gezeichnet, indem man in allen Fällen die maxi- 
malen Galvanometerausschläge gleich 100 setz 
so erhält man z. B. ein Bild, wie es.in Fig. 

















ausgezogene Kurve entspricht der Kontrollheizung _ 
von 0,1 Sekunde, die gestrichelte Kurve der 
Wärmebildung des lebenden Muskels nach 0,1 Se- 
kunde langer tetanischer Reizung, die Su 

Galvanometerkurve. 



















Rigi? 
von 0,1 Sek. ——-— Tetanus von 0,1 Sek 
— 1: — Tetanus von 1,2 Sek. a Borat 
‚ Ablenkung, 
REES gezeichnete Kure einem ‘Tetante vo 
1,2 Sekunden Dauer. Man sieht, daß in dieser 
Fällen das Maximum viel langsamer als bei de 
Kontrollkurve erreicht wird. 
Die genaue Analyse der Wirnebildon 
bei den Muskeltitigkeit pro 02° Sek. 
schieht auf graphischem Wege Im Fig. 3 > 
sei C die Kontrollkurve, entsprechend ‘der 8 

elektrischen Heizung des toten Muskels wih 
rend 0,1 Sek. durch die (willkürlich ‘gewählt 
Wärmeeinheit 1, A die zu analysierende Kurve 
Auf diese wird de Kontrollkurve mit soviel ver- 
kleinerter Ordinate aufgezeichnet, daß das erste — 
Kurvenstück sich mit ihr deckt. Das geschieht‘ 
hier, wenn die Ordinate auf 40% gebracht wird. 
Man erhält die Kurve I entsprechend 0,4 Wärme 
einheiten, gebildet im Moment 0 Sek. (obere: | 
schwarzes Rechteck 0,4). Vom Beginn des Aus- — 
einanderweichens der Kurven A und I entspringt — a 
eine neue Kurve gleich der Differenz der Ordi- — 
naten der beiden; dies geschieht bei 0,2 Sek. Man 
zeichnet, von hier beginnend, die Differenzkurve 
für sich und über sie eine weitere Kontrollkurve | 





