
HERAUSGEGEBEN WER 
BE DR. ARNOLD BERLINER uno PROF. Dr. AUGUST PÜTTER 

Neunter J arene 
= 

 Sternphotometrie mit Photozelle 
und Verstärkerröhre!). 
Von H. Rosenberg, Tübingen (Sternwarte Oester- 
berg.) 
Schon seit einer Reihe von Jahren werden 
Hlelligkeitsmessungen von Gestirnen auch mit 
ilfe kolloidaler photoelektrischer Zellen nach 
Elster und Geztel?) mit, gutem Erfolge ange- 
stellt). Der Vorzug dieses Verfahrens vor den 
sonst in der Astrophotometrie üblichen Methoden 
beruht einmal auf der von den physiologischen 
ehlerquellen unseres Auges unbeeinflußten Ob- 
jektivität der Messungen und zweitens auf der 
erheblich gesteigerten inneren Mefgenauigkeit, 
welche diejenige der optischen und photographi- 
schen Helligkeitsmessungen etwa um das Zehn- 
fache übersteigt. 
Während man bei großen Tächtintensitäten die 
ıotoströme direkt, d. h. galvanometrisch messen 
kann, ist dies bei den äußerst schwachen durch 
s Licht der Sterne ausgelösten Photoströmen 
nicht mehr möglich, sondern man ist gezwungen, 
diese mit Hilfe eines Elektrometers durch Auf- 
r adungen zu bestimmen. Die elektrometrischen 
Methoden besitzen jedoch den Nachteil, daß sie 
sehr empfindlich sind gegen statische Störungen, 
R Yapazitätsänderungen, Wandladungen der Zelle 
usw., und daß infolge der erforderlichen Schutz- 
chtuegen. der ganze am bewegten Fernrohr 
anzubringende photoelektrische Apparat nicht nur 
äußerst kompliziert wird, sondern daß auch syste- 
matische Unsicherheiten in die Messung herein- 
kommen, welche die‘ große innere Messungs- 
‘genauigkeit der photoelektrischen Methode unter 
Umständen illusorisch machen können. 



































| 
| 
| 
Die in jüngster Zeit vor allen Dingen auf dem 
Gebiet der drahtlosen Telegraphie immer mehr in 
Aufnahme kommenden „Verstärkerröhren“ ge- 
statten, auch photoelektrische Ströme zu verstär- 
ken und bieten den Vorteil, die auf diese Weise 
„verstärkten Photoströme“ mit Hilfe eines Gal- 
| 
| 
| 

+5 Die vorliegende. Arbeit wurde von - Herrn 
Strave in der Plenarsitzung vom 15. Juli 1920 der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften vorgelegt. 
Eine kurze Inhaltsangabe ist in dem betreffenden 
zungsbericht enthalten. ® 
ey Physikalische Eure, 12. Jahrg. 
614. 
3)" Gutniek, Aabradin Nachrichten 196,857. — 
thnick u. Prager, Veröffentlich. d. Kgl. Sternwarte 
Berlin-Babelsberg I, (1914) u. II; (1918). — 
“oi. en: een d. Astr. Ges. 48, 
191 - = 
, 1911, 8. 609 


13. Mai 1921. 
Heft 19. 

vanometers, also frei von den Unbequemlichkeiten 
der elektrometrischen Methode, messen zu kön- 
nen, Diese Verstärkerröhren sind schon: wieder- 
holt zur Messung photoelektrischer Ströme: be- 
nutzt wordent), doch hat man sie auf die Ver- 
stärkung so schwacher Ströme, wie sie bei Stern- 
helligkeiten in Frage kommen, scheinbar noch 
nicht angewandt; auch sind die bisher damit an- 
gestellten Messungen nicht als photometrische 
„Präzisionsmessungen“ ausgeführt, sondern zei- 
gen nur im allgemeinen die Brauchbarkeit der 
Methode. Versuche, die günstigsten Bedingun- 
gen, d. h. die größtmögliche Verstärkung aus den 
Röhren herauszuholen, wie es zur Messung gerade 
schwächster Intensitäten erforderlich ist, scheinen 
ebenfalls noch nicht angestellt zu sein. Überdies 
weichen die von verschiedenen Seiten über den 
Zusammenhang von Intensität und verstärktem 
Photostrom bekanntgewordenen Resultate teil- 
weise so stark voneinander ab, daß sie kaum ver- 
einbar erscheinen. 
Die vorliegende Arbeit stellt sich daher die 
Aufgabe, die günstigsten Bedingungen für die Ver- 
stärkung schwacher photoelektrischer Ströme zu 
ermitteln, den Zusammenhang zwischen Intensi- 
tät und verstärktem Photostrom näher zu unter- 
suchen, sowie eine für Präzisionsmessungen 
brauchbare Messungsmethode auszuarbeiten, auf 
ihre Genauigkeit zu prüfen und in eine besonders 
auch für astrophysikalische Zwecke anwendbare 
Form zu bringen. 
Herrn Prof. E. Meyer in Zürich bin ich zu 
besonderem Danke verpflichtet, da er mich im 
Verlauf dieser Untersuchungen dauernd mit 
seinem Rate unterstützt und sich auch gelegent- 
lich an den Versuchen in Tübingen beteiligt hat. 
ii 
Den folgenden Messungsreihen wurde die 
Pikesche Schaltung zugrunde gelegt, mit der be- 
reits an anderer Stelle?) erwähnten Abänderung, 
daß der verstärkte Photostrom im’ Anodenkreis 
nicht direkt, sondern mit Hilfe einer Kompen- 
sationsmethode gemessen wurde. Fig. 1 gibt 
diese Schaltung schematisch ‚wieder. 
Hier bedeuten: . 
Z die Photozelle, 
V die Verstärkerröhre 
1) J. Kunz, Phys. Rev. 10, 205, 1916. 
C. E. Pike, Phys. Rev. 13, 102, 1919. 
H. Abraham u. EB. Bloch, C. R. 168, 1321, 1919. 
E. Meyer, H. Rosenberg u. F. Tank, Séance de la 
société Suisse de Physique, Zürich 24. IV. 1920. 
*) Meyer, Rosenberg u. Tank]. c. 
47 
