




zahlen bietet Fig. 2. 
Die Verstärkungen in der Nähe des Maxi- 
mums übersteigen die von anderer Seite bei der 
_ Verstärkung von Photoströmen bisher erzielten 
- maximalen Beträge etwa um das Dreifache. Die 
_ Übereinstimmung der drei Reihen zeigt, daß 
unter den hier auftretenden Bedingungen über 
das Intensitätsverhältnis von etwa 1:10 Propor- 













tionalitat zwischen Lichtstärke und verstärktem 
Photostrom besteht. 
2. Die optimale Anodenspannung von 60 Volt 
wurde beibehalten und der Heizstrom durch Ein- 
£ verstx103 
= 32 

78 _ = 
ADS FI SO IE BO 65. 2 0. 95 
2° lt, 
Fig. 2. Abhängigkeit der Verstärkung von der 
Anodenspannung. 
/ 07 
schalten eines variablen Vorschaltwiderstandes im 
Heizkreis meßbar verändert; die Messungen wur- 
den nur bei einer einzigen Intensität durchge- 
führt, welcher ein direkter Photostrom 















von 
3,1x1,6xX 10-11 Amp. entsprach. 
ee ra Tabelle ER Seat 
3 Heizstrom Verstärkt. Photostrom Verstärkuke 
Amp. Amp. ; 
72.0:1,6:10 8 23,2-103 . 
1.072,77, 42,9 2 1. 
2306,22 oy 2h + 66,8). 
tit a eae ROA Oe 
385,9 ,»  , 124,4. , 
3887, , 1254 , 
As | 3543, , 1148 5. 
RT re Me <03 ., 
Re 
a ER : N > fan 
ine graphische Übersicht der Verstärkunes- 
bietet Fig. 3. 



t. Es ‚empfiehlt sich aber nicht, 
ı Verstärkungen zu messen, da 
graphische Übersicht der Verstärkungs- 
361 
die Einstellung des Galvanometers in der Nähe 
des Maximums äußerst langsam erfolgt, so lang- 
sam, daß es fast den Eindruck einer allmählichen 
Aufladung des Gitters macht. Für praktische 
Meßzwecke ist es vorteilhafter, mit etwas größe- 
rem Heizstrom — etwa 0,450 bis 0,460 Amp. — 
zu arbeiten, was einer Verstärkung von 80 bis 
100 000 entspricht. 
Es war die Frage, ob auch bei den großen Ver- 
stärkungszahlen die Anodenspannung von 60 Volt 
noch ein Optimum für die Verstärkung bedeutet, 
oder ob man durch Variation der Anodenspan- 
nung die Verstärkung noch weiter treiben kann. 
Bei unveränderter Intensität der Lichtquelle und 
einem Heizstrom von 0,450 Amp. wurde daher 
verst x 103 
230 

03 05 02 047 065 08 941 0% 
Amp 
Fig. 3. Abhängigkeit der Verstärkung vom 
Heizstrom. 
abermals die Anodenspannung von 40 Volt bis 
72 Volt variiert. 
Tabelle 4. 



Anoden- 



Verstärkt. Photostrom 
spannung Verstärkung 
Volt Amp. 
40 202,7 1,6108 65,4 + 103 
48 75) Mi Gy ak 90,8. -, 
53 FALSE aa ty 103,829 
a B20,DE ar! ==; LOS; ee 
12% ANY & bey. ie N Dio 
Es zeigt sich, daß auch bei dem kleinen Heiz- 
strom eine Anodenspannung von 50—60 Volt das 
Maximum der Verstärkung erreichen läßt, so daß 
dieser Effekt unabhängig von den ' Verstärkungs- 
zahlen zu sein scheint*). 
3. Für eine gegebene Batterie Hs ist das Po- 
tential des Heizdrahtes gegen den geerdeten 
Punkt des Heizkreises (gleichzeitig ein Punkt des 
Gitterkreises) durch die Größe der beiden kon- 
*) Im Laufe der Zeit hat sich bei ständiger Be- 
nutzung der Röhre das Maximum entschieden zu etwas 
kleineren Werten der Anodenspannung — etwa 50 Volt 
— verschoben, 

er 
4 
5 

