

mee Gr ha dis satz 5% Ar Fe < 2 P4 
§ 92 Rosenberg: Sternphotometrie mit Photozelle und Verstärkerröhre. 363 
1921 


ine graphische Darstellung dieser 3 Reihen 
in Fig. 4 gegeben. 
Die Kurven zeigen für jede Heizstromstärke 
ein mächtiges Anschwellen der Verstärkungszah- 
len mit zunehmendem Heizdrahtpotential. Die 
hier erzielten Verstärkungen, die 600000 iiber- 
- steigen und noch nicht die obere Grenze darstel- 
_ ten, sind unseres Wissens noch niemals auch nur 
annähernd erreicht worden und genügen voll- 
ständig, um die durch das Licht der Sterne er- 
-zeugten schwachen Photoströme nach der Ver- 
stänkung mit der erforderlichen Genauigkeit gal- 
vanometrisch zu messen. Die Zahlen der Tab. 6 
zeigen, daß unter den dort geltenden Bedingungen 
die verstärkten Photoströme über ein Intensitäts- 
‚verhältnis von etwa 1:20 den Intensitäten nahe 
„proportional sein müssen. 



























$ a Verstarkung 
600 - x103 ? 
N 
Si 
S; { 
500 S H ef 
N 
400 : 
300 

I = =f =f THREE AE AY EAS AG HT: 
Potenhal des Heızdrahtes (Mite! gegen Erde 
Fig. 4. Abhängigkeit der Verstärkung von Heizdraht- 
potential und Heizstrom. ¢ 
Gleichzeitig ergibt der Vergleich der drei 
‚Reihen für ein gegebenes Heizdrahtpotential die 
schon oben gefundene Zunahme der Verstärkung 
mit abnehmendem Heizstrom. Durch die ver- 
schiedensten Kombinationen von Heizstromstär- 
ken und Heizdrahtpotential läßt sich also jeder 
_ Verstärkungswert herstellen. 
A, Li: 2 
Wesentlich für die Änderung der Verstärkung 
ist im Grunde nicht das Potential des Heizdrahtes 
gegen Erde, sondern die Potentialdifferenz zwi- 
schen Heizdraht und Gitter. Den Zusammen- 
hang zwischen Anodenstrom und dieser Potential- 
differenz bietet für gegebenen Heizstrom und ge- 
gebene Anodenspannung die sogenannte Charak- 
teristik der Verstärkerröhre. Da auf dem Heiz- 
draht selbst bereits ein erheblicher Spannungs- 
abfall stattfindet, kann von einer definierten Po- 
tentialdifferenz zwischen Heizdraht und Gitter 
d 


eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden. 
folgendem soll daher unter diesem Ausdruck 
27 
a 
stets der Spannungsabfall vom Gitter gegen die 
Mitte des Heizdrahtes verstanden sein. 
An Stelle der photoelektrischen Zelle wurden 
im Gitterkreis zwischen Gitter und Erde eine 
Batterie nebst Spannungsteiler eingeschaltet, um 
dem Gitter definierte Potentiale erteilen zu kön- 
nen, die mit dem Voltmeter gemessen wurden. 
Die Spannung der Mitte des Heizdrahtes gegen 
Erde war in allen Fillen so einreguliert, daB das 
Heizdrahtpotential +2 Volt betrug; um diesen 
Betrag ist die gemessene Gitterspannung zu ver- - 
mindern, um den Spannungsabfall Gitter — Heiz- 
drahtmitte zu erhalten. Aufgenommen wurde die 
Charakteristik bei 60 Volt Anodenspannung und 
Heizströmen von 0,425, 0,450, 0,500 und 
0,550 Amp. 





s Tabelle 7. 
NER a 
Gitterspannung Anodenstrom 
gegen he 
Heizdrahtmitte vr | a | RR er ke 
Volt Amp. Heizstrom 
— 8,00 les — 0,2: 1,6:1076 
—75 SER as — Boek te Gt 
— 7,0 AS = OO sf V2 ee 
— 6,5 pear 0,1 LB Sere 
— 6,0 is _ a a FR 
—55 ae 0,0 0,01 How 
— 5,0 0.0%} = 0,1 Far FRE. 
— 4,5 O1 |; 02 3,8.1° 1695 5 
— 4,0 02 11 RR 3 Seh 
35 10 | 27 14,0.174085°* 
=30 26 | 61 339: ABO Er 
— 235 SRICTD1 38,2 $= 597.0 Fe 
— 2,0 PES 21,95, B72 111287 Va 
15: 171.) 832 | 7921469, , 
ae 10 BVT 1945.60), 105.1 | 183,1, 0. 
—0,5 23,8 | 55,9 | 1323 | 2203 , >, 
0,0 248 | 62,2 | 1562 | 2538 , . 
+0,5 24,9 | 64,9 | 180.2) 2877 , , 
+1,0 24,8 | 64,9 | 2022/3929 , . 
15 — -| 64,8 | 220,7 | 3592 , - 
+20 ue = 937,8 | 395.8 -,; , 
+25 + rae 256,0 | 480,1 , . v, 
+ 3,0 wae Ns ides TSB A707: ID 
18,5 N BETEN BEY Oy: Sats 
+40 DR 802,1.| 5482 °, +, 
+45 as a: 310,2.) 585.1. 5 0% 
+5,0 2 3151;| 628.0... 
+55 = eu 314,8 | 665,1, , 
+ 6,0 _ — |= 71 0,373,53% 


_ Eine graphische Darstellung des für die photo- 
elektrischen Messungen in Frage kommenden Tei- 
les der Charakteristiken ist in Fig. 5 gegeben. 
Diese Kurven setzen uns in den Stand, für jede 
‚bei den photoelektrischen Messungen gefundene 
Anodenstromstärke die zugehörige Gitterspan- 
nung zu entnehmen. ER 
In den zur Ableitung der Beziehungen 
zwischen Heizdrahtpotential und Verstärkung 
48 


